COMMISSION D'EVALUATION DES PRODUITS ET PRESTATIONS

AVIS DE LA COMMISSION

12 octobre 2005

CONCLUSIONS
Nom :	SURGIMESH WN non adhérente , implant de réfection de paroi enduit de silicone
Modèles et références retenus :	Ceux proposés par le demandeur (cf. page 2)
Fabricant :	Laboratoire ASPIDE
Demandeur :	Laboratoire ASPIDE
Données disponibles :	<p>Etudes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une série de 103 cas évaluée à court terme (3 mois) l'intérêt et l'efficacité d'une prothèse biface polypropylène - diméthyle siloxane (DMS=silicone) dans le traitement laparoscopique des éventrations, hernies ombilicales et de la ligne blanche. <p>Experts :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les experts consultés accordent une confiance suffisante dans le service rendu du dispositif.
Service Rendu (SR) :	<p>Suffisant dans l'indication de traitement des hernies ombilicales et des éventrations, en raison de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intérêt thérapeutique des implants de réfection de paroi, - l'intérêt de santé publique compte tenu de la fréquence des hernies ombilicales et des éventrations et du risque vital que peuvent entraîner les complications.
Indications :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Traitement des hernies ombilicales et des éventrations <p>Les indications seront revues lors de la révision des lignes génériques des implants de réfection de paroi prévue au programme de travail 2006 de la CEPP (avis du 4 mai 2005).</p>
Eléments conditionnant le SR :
- Spécifications techniques :	Aucune exigence supplémentaire par rapport aux spécifications techniques proposées par le fabricant.
- Modalités de prescription et d'utilisation :	Néant.
Amélioration du SR :	ASR de niveau V par rapport aux implants de réfection de paroi synthétiques ou incluant des dérivés d'origine animale, destinés à être posés par voie intra-péritonéale, compte-tenu de l'absence de données comparatives exploitables.
Type d'inscription :	Nom de marque
Durée d'inscription :	Jusqu'à la révision de la nomenclature des implants de réfection de paroi
Conditions du renouvellement :
Population cible :	<p>Inférieure à 62 000 implantations par an.</p> <p>En 2003, le nombre d'implantations est de l'ordre de 26 000.</p>

ARGUMENTAIRE

Nature de la demande

Demande de modification des conditions d'inscription sur la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L 165-1 du code de la Sécurité Sociale.

Le demandeur revendique une amélioration du service rendu par rapport aux lignes génériques correspondantes.

■ Modèles et références

3 modèles proposés d'épaisseur et de masse différente :

Modèle	Tintra S et Tintra R	Tintra M	Tintra L
Epaisseur	0,50 mm	0,55 mm	0,63 mm
Masse surfacique	300 g/m ²	350 g/m ²	440 g/m ²
Résistance à l'éclatement et déformation	300 N - 20 mm	300 N - 20 mm	300 N - 20 mm
Résistance à la traction et allongement	150 N - 70 %	150 N - 70 %	150 N - 70 %
Rétrécissement	aucun	aucun	aucun

■ Conditionnement

Conditionnement unitaire, sous double sachets tyvek/PET-PE, par boîte de 1, 3 ou 5 unités.

■ Applications

La demande de modification des conditions d'inscription concerne les indications suivantes :

Cure de hernies inguinales ou crurales récidivées, cure d'éventration et cure de hernie ombilicale.

Historique du remboursement

Dispositifs admis actuellement au remboursement sous les lignes génériques suivantes :

- implant de réfection de paroi non tricoté, non tissé de surface supérieure à 100 cm² et inférieure ou égale à 250 cm² - code n°3123000
- implant de réfection de paroi non tricoté, non tissé de surface supérieure à 250 cm² et inférieure ou égale à 450 cm² - code n°3181841
- implant de réfection de paroi non tricoté, non tissé de surface supérieure à 450 cm² - code n°3112604

La nomenclature actuelle des implants de réfection de paroi ne distingue pas les dispositifs en fonction de leurs indications ni de leurs voies d'abord.

Le demandeur revendique une inscription sous nom de marque afin de préciser ses indications et voies d'abord.

Caractéristiques du produit

■ Marquage CE

Classe IIb, notification par G-Med (0459), France.

■ Description

- plaque en polypropylène non tissé, non tricoté,
- recouverte sur une face par un film de silicone pour limiter les adhérences aux viscères,
- armature avec une structure résistante à mémoire de forme,
- structure microperforée pour l'intégration tissulaire,
- densité : 50g/m².

- **Fonctions assurées**

Renfort chirurgical des insuffisances pariétales, avec propriété anti-adhérente, adapté au traitement intra-péritonéal : compense la défaillance du péritoine, obstrue l'orifice herniaire et évite les adhérences viscérales.

- **Actes associés**

Implantation réalisée par chirurgie ouverte (laparotomie) ou coelioscopique (laparoscopie).
Actes associés inscrits à la nomenclature CCAM.

Service Rendu

1. Intérêt du produit ou de la prestation

1.1 Analyse des données : évaluation de l'effet thérapeutique / effets indésirables, risques liés à l'utilisation

Le dossier médico-technique repose sur une étude clinique¹ évaluant l'intérêt et l'efficacité de SURGIMESH WN non adhérente dans le traitement laparoscopique des éventrations et des hernies ombilicales et de la ligne blanche.

Le dispositif évalué dans cette étude¹ est une prothèse biface polypropylène - diméthyle siloxane (DMS=silicone) représentée par SURGIMESH WN non adhérente de janvier 2003 à juin 2004 et MICROVAL INTRA de juin à septembre 2004.

Cette étude¹ prospective, monocentrique, non comparative est une série consécutive de 103 cas avec un suivi de 3 mois. Elle rapporte 19 complications parmi les 113 patients dont 9 séromes, 6 douleurs pariétales, 2 hématomes, 1 péritonite et 1 récurrence immédiate. Aucune occlusion post-opératoire n'a été recensée.

Les experts consultés accordent une confiance suffisante dans le service rendu du dispositif dans le traitement des hernies ombilicales et des éventrations.

Aucune étude clinique n'est fournie dans les autres indications revendiquées telles que cures de hernies inguinales ou crurales récidivées.

1.2 Place dans la stratégie thérapeutique

Le traitement des hernies abdominales (crurales, inguinales, ombilicales et de la ligne blanche) et des éventrations est uniquement chirurgical.

Il consiste à réintégrer les viscères herniés dans la cavité abdominale, puis à réparer les plans pariétaux défectueux par reconstruction ou renforcement, afin d'éviter les récurrences.

De nombreuses techniques ont été décrites dans la réparation pariétale des hernies ombilicales et des éventrations. On distingue :

- La technique chirurgicale par suture simple. Elle expose à un risque élevé de récurrences (25 à 50%).
- Les techniques chirurgicales de réparation prothétique qui diffèrent en fonction du site d'implantation :
- o le site sous-cutané pré-musculo-aponévrotique
- o le site rétomusculaire pré-fascial ou pré-péritonéal, sans contact avec les viscères mais qui nécessite une dissection importante des tissus pariétaux
- o le site intra-péritonéal qui évite d'avoir à décoller les tissus pariétaux mais expose aux risques d'adhérences entre la prothèse et les viscères. Les adhérences sont à l'origine de douleurs et d'occlusion intestinales.

L'utilisation de prothèses dans la prise en charge des éventrations, que ce soit par chirurgie ouverte ou par laparoscopie, a permis d'abaisser le taux de récurrences.

Actuellement, aucune méthode de référence ne s'est dégagée.

SURGIMESH WN non adhérente fait partie des alternatives disponibles en tant qu'implant de réparation de paroi dans la prise en charge des hernies ombilicales et des éventrations.

Au total, SURGIMESH WN non adhérente présente un intérêt thérapeutique dans le traitement des hernies ombilicales et des éventrations en tant qu'implant de réparation de paroi.

¹ Noel P et al, étude non publiée.

2. Intérêt de santé publique rendu

2.1 Gravité de la pathologie

Une hernie est issue d'un diverticule péritonéal appelé sac herniaire, pouvant contenir des viscères, et se développant au travers d'un orifice naturel ou d'un point faible de la paroi abdominale.

Les éventrations correspondent à la protusion sous cutanée des viscères à travers une plaie opératoire.

Les complications majeures sont l'étranglement et l'occlusion intestinale, responsable d'une ischémie intestinale qui peut évoluer en quelques heures vers la nécrose et la perforation. Le tableau final est celui d'une péritonite aiguë généralisée qui engage le pronostic vital.

Une hernie de la paroi abdominale est susceptible d'engager le pronostic vital du patient.

2.2 Epidémiologie de la pathologie

La hernie de la paroi abdominale recouvre principalement les hernies inguinales et crurales, les éventrations et les hernies ombilicales. L'éventration ou hernie incisionnelle est une complication fréquente de la chirurgie abdominale.

Peu de données épidémiologiques sont disponibles concernant les éventrations et les hernies ombilicales. D'après les données du PMSI 2003, le nombre de cures d'éventrations réalisées est d'environ 38 000 et celui des cures de hernies ombilicales de 25 000. Au total, 48% des interventions ont donné lieu à la pose d'une prothèse dans le cas des éventrations et 33% dans le cas des hernies ombilicales.

2.3 Impact

SURGIMESH WN non adhérente présente un intérêt de santé publique compte tenu de la fréquence des éventrations et des hernies ombilicales et du risque vital que peuvent entraîner les complications.

L'intérêt de SURGIMESH WN non adhérente n'est pas différent de celui des autres implants de réfection de paroi destinés à être implantés par voie intra-péritonéale. Il répond à un besoin déjà couvert.

Au total, le Service Rendu de SURGIMESH WN non adhérente est suffisant pour l'inscription sur la liste des Produits et Prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans le traitement des éventrations et des hernies ombilicales.

Par ailleurs, le Service Rendu de SURGIMESH WN non adhérente est insuffisant dans les autres indications revendiquées (traitement des hernies inguinales et crurales récidivées) compte tenu de l'absence de données cliniques dans ces indications.

Eléments conditionnant le Service Rendu

- Spécifications techniques minimales

Aucune exigence supplémentaire par rapport aux spécifications techniques proposées par le fabricant.

- Modalités d'utilisation et de prescription

Néant.

Amélioration du Service Rendu

Aucune étude clinique comparant SURGIMESH WN non adhérente avec un autre implant de réfection de paroi n'est fournie.

Une étude pré-clinique² du taux d'adhérences viscérales réalisée chez 18 rats compare SURGIMESH WN non adhérente aux implants en polytétrafluoréthylène expansé (ePTFE) DUALMESH et aux implants BARD MESH (contrôle polypropylène tissé) : cette étude conclue que les plaques de renfort de parois bifaces constituées de polypropylène non-tissé recouvert sur une face de silicone entraînent un taux d'adhérences plus faible (surface adhérente par rapport à la surface implantée : 9% versus 50%, pas d'analyse statistique) que les plaques en ePTFE à 21 jours.

Néanmoins, le niveau de preuves de cette étude est insuffisant pour retenir un intérêt dans la prévention des adhérences par rapport aux autres implants de réfection de paroi destinés à être posés par voie intra-péritonéale.

Compte tenu de l'absence de données comparatives exploitables, la Commission s'est prononcée pour une absence d'amélioration du Service Rendu (niveau V) par rapport aux implants de réfection de paroi synthétiques ou incluant des dérivés d'origine animale, destinés à être posés par voie intra-péritonéale.

Conditions de renouvellement et durée d'inscription

Conditions de renouvellement :

La nomenclature et les conditions de renouvellement seront revues lors de la révision des lignes génériques des implants de réfection de paroi prévue au programme de travail 2006 de la CEPP (avis du 4 mai 2005).

Durée d'inscription proposée :

Jusqu'à la révision de la nomenclature des implants de réfection de paroi.

² laboratoire Biomatech, étude pré-clinique

Population cible

D'après les données du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI), le nombre d'hospitalisations pour cure d'éventrations et de hernies ombilicales en 2002 et 2003 était le suivant :

Acte	Nombre d'actes 2002	Nombre d'actes 2003
Publique	Privé	Total	Publique	Privé	Total
Total cures hernies ombilicales	9 863 (36.8%)	16 965 (63.2%)	26 828	9 471 (38%)	15 436 (62%)	24 907
Total cures hernies ombilicales avec prothèse	3 129 (39.7%)	4 757 (60.3%)	7 886 (29.4%)	3 129 (40.5%)	4 877 (59.5%)	8 198 (32.9%)

Acte	Nombre d'actes 2002	Nombre d'actes 2003
Publique	Privé	Total	Publique	Privé	Total
Total cures d'éventrations de la paroi abdominale ou lombaire	16 234 (40.2%)	24 146 (59.8%)	40 380	16 070 (42.5%)	21 764 (57.6%)	37 834
Total cures d'éventrations de la paroi abdominale ou lombaire avec prothèse	8 261 (44.2%)	10 422 (55.8%)	18 683 (46.2%)	8 567 (47.3%)	9 540 (52.7%)	18 107 (47.9%)

La part des prothèses, en 2003, est de 47,9% dans les éventrations et de 32,9% dans les hernies ombilicales. Le nombre de cures d'éventrations et de hernies ombilicales avec prothèses est de 26 305. Le nombre total d'interventions diminue légèrement entre 2002 (67 208) et 2003 (62 741).

La prise en charge des éventrations et des hernies ombilicales étant chirurgicale, le PMSI nous permet d'estimer la population cible de SURGIMESH WN non adhérente à moins de 62 000 implantations par an.

ANNEXE : DONNEES CLINIQUES

Etude	Traitement laparoscopique des éventrations, hernies ombilicales et de la ligne blanche par prothèse biface de PP-DMS Noel P et al, étude non publiée.
Objectif	Evaluer l'intérêt et l'efficacité à court terme d'une prothèse biface polypropylène-diméthyle siloxane (PP-DMS = silicone)
dispositif	Prothèse intra-péritonéale polypropylène biface en silicone (Surgimesh WN non adhérente : de janvier 2003 à juin 2004 et Microval-intra : juin à septembre 2004)
Type d'étude	étude prospective, monocentrique, non comparative, non randomisée, en ouvert. Série de cas consécutifs
Patients	103 patients (éventration, hernie de la ligne blanche, ou hernie ombilicale par laparoscopie) <u>Critères d'inclusion</u> : tout patient de classe ASA I, II ou III, porteur d'un défaut pariétal jugé opérable par laparoscopie. <u>Critères d'exclusion</u> : contre-indication au pneumopéritoine.
Suivi	3 mois
Critères d'évaluation	complications opératoires (récidives, hématomes, séromes), douleur, durée moyenne d'hospitalisation
Qualité méthodologique	Les critères de jugement ne sont pas clairement définis ni hiérarchisés. Faible recul (3 mois)
Résultats	<u>Caractéristiques des patients</u> : Age moyen : 56 ans (25-86) Sexe : 59 Hommes et 44 Femmes Poids : 79 kg (48-125) Dimension moyenne du défaut : 41 mm (13-230)
<table><tr><th>Pathologies</th><th>Nombre de sujets</th><th>Récidives</th></tr><tr><td>Eventrations dont</td><td>51</td><td>Premières récidives : 14</td></tr><tr><td> Médianes</td><td>18</td><td>Secondes récidives : 2</td></tr><tr><td> Latéro ou péri-ombilicales</td><td>19</td><td>Troisièmes récidives : 4</td></tr><tr><td> Périphériques</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td> Sous-costales</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td> Sus-pubienne</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>Hernies de la ligne blanche</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>Hernies ombilicales</td><td>39</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>103</td><td></td></tr></table>	Pathologies	Nombre de sujets	Récidives	Eventrations dont	51	Premières récidives : 14	Médianes	18	Secondes récidives : 2	Latéro ou péri-ombilicales	19	Troisièmes récidives : 4	Périphériques	8	Sous-costales	2	Sus-pubienne	4	Hernies de la ligne blanche	13	Hernies ombilicales	39	Total	103
Pathologies	Nombre de sujets	Récidives
Eventrations dont	51	Premières récidives : 14
Médianes	18	Secondes récidives : 2
Latéro ou péri-ombilicales	19	Troisièmes récidives : 4
Périphériques	8
Sous-costales	2
Sus-pubienne	4
Hernies de la ligne blanche	13
Hernies ombilicales	39
Total	103
<u>Durée moyenne d'intervention</u> : 42 minutes (15-170) 1 conversion en chirurgie ouverte <u>Durée moyenne d'hospitalisation</u> : 3,1 jours (1-11)
<u>Complications</u> :
<table><tr><th>Complications</th><th>Nombre</th></tr><tr><td>Péritonite à J5</td><td>1</td></tr><tr><td>Hématomes</td><td>2</td></tr><tr><td>Séromes</td><td>9</td></tr><tr><td>Douleurs pariétales</td><td>6 (5,82%)</td></tr><tr><td>Récidive immédiate</td><td>1 (0,97%)</td></tr><tr><td>Etat occlusif post-opératoire</td><td>0</td></tr><tr><td>Suppuration sur prothèse</td><td>0</td></tr><tr><td>Total</td><td>19 (15,53%)</td></tr></table>	Complications	Nombre	Péritonite à J5	1	Hématomes	2	Séromes	9	Douleurs pariétales	6 (5,82%)	Récidive immédiate	1 (0,97%)	Etat occlusif post-opératoire	0	Suppuration sur prothèse	0	Total	19 (15,53%)
Complications	Nombre
Péritonite à J5	1
Hématomes	2
Séromes	9
Douleurs pariétales	6 (5,82%)
Récidive immédiate	1 (0,97%)
Etat occlusif post-opératoire	0
Suppuration sur prothèse	0
Total	19 (15,53%)
2 patients de la série ont été réopérés à distance (7 et 13 mois) d'une cholécystite aiguë : : absence d'adhérence dans un cas et accolement facilement clivable entre les franges épiploïques et la prothèse dans l'autre cas.

Etude	taux d'adhérence de la prothèse Surgimesh WN non adhérente (Aspide) laboratoire Biomatech, étude pré-clinique
Objectif	Evaluer l'adhérence du caecum du rat après 21 jours d'implantation, la prothèse étant implantée entre le péritoine et le caecum préalablement gratté pour favoriser les adhérences.
dispositif	Surgimesh WN non adhérente (polypropylène non-tissé, avec une face non-adhérente en silicone) – implant en ePTFE Dualmesh - implant standard Bard mesh
Type d'étude	étude pré-clinique
Patients	18 rats divisés en 3 groupes
Suivi	21 jours
Critères d'évaluation	Taux d'adhérence par rapport à la taille implantée Grade de sévérité des adhésions : 0 (absence) à 2 (adhésion dense nécessitant une dissection avec un instrument coupant)
Qualité méthodologique	analyse statistique non communiquée
Résultats
</