**COMMISSION NATIONALE D'ÉVALUATION
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ**

AVIS DE LA CNEDiMTS

28 janvier 2014

CONCLUSIONS**LEGION OXINIUM**, Implant fémoral bi-condylien, cimenté, en oxyde de zirconium

Demandeur : SMITH & NEPHEW Orthopaedics France SAS (France)

Fabricant : SMITH & NEPHEW Inc (Etats-Unis)

Les modèles et références sont précisés en page 2.

Indications revendiquées :	-Chirurgie prothétique du genou chez des patients actifs dont l'espérance de vie est au moins de 15 ans. -Chirurgie prothétique du genou chez des patients présentant une allergie connue au nickel ou au chrome ou identifié comme potentiellement sujet à risque pour ce type d'allergie.
Service Attendu (SA) :	Insuffisant Les données disponibles ne permettent pas d'établir l'intérêt de LEGION OXINIUM dans les indications revendiquées

Données analysées :	<ul style="list-style-type: none">- Rapport d'évaluation de l'HAS relatif à la révision de catégories homogènes de dispositifs médicaux : Implants articulaires de genoux. (2012)- Rapport annuel du registre de l'Australian Orthopaedic Association (2012)- Deux études cliniques Hui et al. (2011) et Kim et al. (2012) dont l'objectif était de comparer les implants fémoraux en Crome-Cobalt à ceux en oxyde de zirconium chez respectivement 40 patients (80 genoux) et 344 patients (688 genoux). Le suivi dans ces études était de 5 et 7,5 ans en moyenne.
---------------------	--

Avis 2 définitif

ARGUMENTAIRE

01 NATURE DE LA DEMANDE

Demande d'inscription sur la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale (LPPR dans la suite du document).

01.1. MODELES ET REFERENCES

La demande d'inscription porte sur plusieurs références qui se différencient selon notamment le type d'implant (cruciate retaining /postero stabilisé)*, et la taille de l'implant.

**Cf. Caractéristiques du produit et « description » en page 4.*

LEGION OXINIUM

- Cruciate Retaining

Références	Désignation	Taille	Coté
71421232	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	2	GAUCHE
71421222	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	2	DROIT
71421233	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	3	GAUCHE
71421223	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	3	DROIT
71421234	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	4	GAUCHE
71421224	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	4	DROIT
71421235	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	5	GAUCHE
71421225	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	5	DROIT
71421236	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	6	GAUCHE
71421226	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	6	DROIT
71421237	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	7	GAUCHE
71421227	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	7	DROIT
71421238	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	8	GAUCHE
71421228	Implant fémoral Cruciate Retaining cimenté LEGION OXINIUM	8	DROIT

- Postéro-stabilisé

Références	Désignation	Taille	Côté
71421212	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	2	GAUCHE
71421202	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	2	DROIT
71421213	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	3	GAUCHE
71421203	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	3	DROIT
71421214	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	4	GAUCHE
71421204	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	4	DROIT
71421215	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	5	GAUCHE
71421205	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	5	DROIT
71421216	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	6	GAUCHE
71421206	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	6	DROIT
71421217	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	7	GAUCHE
71421207	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	7	DROIT
71421218	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	8	GAUCHE
71421208	Implant fémoral Postéro-Stabilisé cimenté LEGION OXINIUM	8	DROIT

01.2. CONDITIONNEMENT

Chaque implant fémoral est conditionné individuellement, dans un emballage stérile.

01.3. INDICATIONS REVENDIQUEES

- Chirurgie prothétique du genou chez des patients actifs dont l'espérance de vie est au moins de 15 ans.
- Chirurgie prothétique du genou chez des patients présentant une allergie connue au nickel ou au chrome ou identifié comme potentiellement sujet à risque pour ce type d'allergie.

01.4. COMPARATEURS REVENDIQUES

Les comparateurs proposés sont les implants de même nature en chrome-cobalt.

02 HISTORIQUE DU REMBOURSEMENT

Les implants fémoraux bi-condyliens cimentés LEGION en oxyde de zirconium (OXINIUM) n'ont jamais été évalués par la Commission et font l'objet d'une première demande d'inscription sur la LPPR.

03 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

03.1. MARQUAGE CE

Classe III, notification par BSI (n°0086), Royaume-Uni.

03.2. DESCRIPTION

Les implants fémoraux bi-condyliens cimentés en oxyde de zirconium (OXINIUM) sont constitués de zirconium (métal) avec une couche externe de 5 µm de céramique (zirconium oxydé ou zircone).

Ils sont l'un des composants d'une prothèse tri-compartimentale de genou cimentée.

Les autres composants étant :

- Une embase tibiale (en titane) : elle se place sur la zone proximale du tibia et vise à remplacer la zone de l'articulation atteinte (les plateaux tibiaux) ;
- Un insert tibial (en polyéthylène) : il fait le lien entre l'embase tibiale et le composant fémoral et a pour but d'assurer la fonctionnalité de l'articulation (mouvements mécaniques) ;
- Un implant rotulien (en polyéthylène) : il se place sur la surface articulaire atteinte de la rotule et vise à remplacer la surface atteinte de la rotule.

La demande concerne deux types de dessin d'implants fémoraux LEGION OXINIUM :

- *Cruciate Retaining* (CR) : le dessin de la prothèse permet la conservation du Ligament Croisé Postérieur (LCP) ;
- *Postéro-Stabilisé* (PS) : le dessin de la prothèse permet d'assurer la fonctionnalité du genou avec un ligament croisé postérieur réséqué ; la prothèse se substituant alors à la fonction de ce ligament. La postéro stabilisation est assurée par la présence d'une came sur l'implant fémoral PS qui va répondre à un plot de l'insert PS (fixé sur une embase tibiale fixe).

D'après le demandeur, les implants fémoraux LEGION OXINIUM font partie de la Gamme « GENESIS II Total Knee System » qui inclut :

- les implants fémoraux GENESIS II OXINIUM (CR, PS) ;
- les implants fémoraux LEGION OXINIUM (CR, PS) qui ont été préalablement commercialisés sous la dénomination de « GENESIS II SPC, OXINIUM » puis celle de « LEGION OXINIUM ».

Le demandeur apporte les précisions suivantes concernant l'évolution de gamme et les deux types d'implants fémoraux bicondyliens cimentés GENESIS II OXINIUM (CR, PS) et LEGION OXINIUM (CR, PS) : « L'implant fémoral LEGION (précédemment dénommé GENESIS II SPC) correspond à une version d'implant fémoral de la gamme GENESIS II TKS pour lequel l'épaisseur du condyle postérieur est la même en interne ou en externe alors que l'implant GENESIS II OXINIUM (CR, PS) présente un condyle postéro-interne plus fin sur l'externe. Cette différence implique un léger changement de technique opératoire. »

03.3. FONCTIONS ASSUREES

Les implants fémoraux bi-condyliens cimentés ont pour fonction le remplacement prothétique du genou.

03.4. ACTES

L'utilisation des implants fémoraux bi-condyliens LEGION OXINIUM peut être associée à plusieurs actes médico-techniques pris en charge via la CCAM :

Arthroplastie de première intention : deux actes peuvent être ici concernés.

- Code NFKA007 : Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tri-compartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal.
- Code NFKA008 : Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tri-compartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal.

Ablation, changement et repose de prothèse de genou : plusieurs actes peuvent être concernés dont notamment :

- Code NFKA001 - Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou, sans reconstruction osseuse.
- Code NFKA002 - Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou, avec reconstruction osseuse.

04 SERVICE ATTENDU

04.1. INTERET DU PRODUIT

04.1.1. ANALYSE DES DONNEES : EVALUATION DE L'EFFET THERAPEUTIQUE / EFFETS INDESIRABLES, RISQUES LIES A L'UTILISATION

04.1.1.1. DONNEES

- Rapport d'évaluation. « Révision des catégories homogènes de dispositifs médicaux : Implants articulaires du genou ». Novembre 2012

En 2012, la HAS a mené une évaluation sur les implants articulaires du genou.

Le rapport d'évaluation précise que « les implants fémoraux en oxyde de zirconium, inscrits sous nom de marque sont pris en charge dans la nomenclature pour les patients dont l'espérance de vie est au moins égale à 15 ans. Plusieurs prothèses ont été identifiées. Les études cliniques comparatives ne montrent pas de bénéfice en termes de longévité de ces implants. Le groupe de travail ne peut donc se prononcer sur son avantage par rapport aux implants fémoraux en chrome-cobalt ni sur les indications pour lesquelles cette prothèse apporte un bénéfice clinique. »

La CNEDiMTS a recommandé le maintien des implants en oxyde de zirconium sous nom de marque, ainsi que tout implant ne répondant pas aux spécifications techniques minimales précisées dans la nomenclature.

- Registre australien de l'Australian Orthopaedic Association (AOA). Rapport annuel 2012.

Le registre australien fournit depuis 1999 l'ensemble des données nationales concernant les arthroplasties de genou réalisées en Australie. Les données inscrites au 31 décembre 2011 rapportent un total de 380 726 Prothèses Totales de Genou (PTG) implantées depuis 1999.

Le rapport annuel 2012 précise qu'en 2011, parmi les 10 implants fémoraux de prothèse totale du genou cimentés les plus posés, GENESIS II OXINIUM est le deuxième implant le plus posé. 2 972 implants fémoraux de prothèse cimentés GENESIS II OXINIUM ont été posés sur un total de 21 917 implants fémoraux cimentés.

Selon le demandeur, tous les implants GENESIS II CR, GENESIS II PS, LEGION CR, LEGION PS en OXINIUM décrits dans la gamme « GENESIS II Total Knee System » (Cf. page 4) seraient identifiés dans ce registre sous la même catégorie générique « GENESIS II OXINIUM ».

Ainsi ce rapport annuel du registre ne permet pas de différencier les données de survie des implants fémoraux bi-condyliens cimentés selon le type d'implant GENESIS II OXINIUM ou LEGION OXINIUM.

Ce registre rapporte :

- Un taux de reprise annuel pour 100 composants-année avec les implants fémoraux « GENESIS II OXINIUM* » cimentés de 0,94 (0,86 -1,03), significativement supérieur au taux de reprise observé pour l'ensemble des prothèses totales avec implant fémoral cimenté dont le taux est de 0,72 (0,70-0,74).

- Un taux cumulé de reprise à 5 ans de 4,5% (4,1-4,9) et à 10 ans de 7,4% (5,7-9,6) pour les prothèses totales de genou cimentées associant « GENESIS II OXINIUM* » (implant fémoral)/GENESIS II (implant tibial).

- Les prothèses associant un implant fémoral « GENESIS II OXINIUM* PS » (cimentés)/GENESIS II (implant tibial à quille) font partie des prothèses identifiées comme ayant un taux de reprise supérieur au taux attendu et qui ne sont plus utilisées en Australie :

Implants fémoraux « GENESIS II OXINIUM* PS » (cimentés)/GENESIS II (implant tibial à quille): HR = 4,87 (3,68 ; 6,44), p<0,001).

Tableau : Taux de reprises des prothèses totales cimentées

Implant fémoral	Implant tibial	Nombre de reprises	Nombre total de prothèse	Nombre annuel de reprises pour 100 composants-année (IC95%)	Taux cumulé de reprise à 5 ans (IC95%)	Taux cumulé de reprise à 10 ans (IC95%)
GENESIS II OXINIUM*	GENESIS II	501	15 519	0,94 (0,86 -1,03)	4,5% (4,1-4,9)	7,4% (5,7-9,6)
GENESIS II	MBK	20	421	1,06 (0,65-1,64)	5,4% (3,3-8,7)	—
GENESIS II	GENESIS II	581	20 444	0,72 (0,66-0,78)	3,6% (3,3-3,9)	4,7% (4,3-5,2)
TOTAL	4 846	161 878	0,72 (0,70-0,74).

* Le terme « GENESIS II OXINIUM » inclurait selon le demandeur les implants GENESIS II (CR, PS) OXINIUM et LEGION (CR, PS) OXINIUM.

▸ Etudes cliniques

De la même façon que pour le registre, les publications ne précisent pas si le nom rapporté de « GENESIS II » désigne la gamme GENESIS II TSK qui inclut la prothèse GENESIS II OXINIUM et la prothèse LEGION OXINIUM, ou si il s'agit dans ces publications de la seule prothèse GENESIS II OXINIUM.

- L'étude Laskin¹ et al., (2003) n'a pas été retenue dans la mesure où ces données avaient déjà été prises en considération dans l'avis précédemment émis par la Commission en 2003.

- L'étude Hui² et al., (2011) prospective, comparative, randomisée a pour objectif de comparer les implants fémoraux en Chrome cobalt (Cr-Co) à ceux en oxyde de zirconium (ZrO₂, OXINIUM) chez 40 patients (80 genoux). Le modèle étudié était « GENESIS II ».

Les patients inclus étaient atteints d'arthrose et traités par une arthroplastie totale, bilatérale et simultanée du genou. Parmi ces patients, 38 patients (76 genoux) ont été évalués à deux ans et 34 (68 genoux) à cinq ans. Cette étude était réalisée en double aveugle (patients et évaluateurs étaient aveugle du type de prothèse). Le critère principal était l'amplitude de mouvement (flexion) évaluée avec un goniomètre. Les résultats ne mettaient pas en évidence de différence significative entre les deux groupes sur le critère de jugement principal fonctionnel (amplitude du mouvement en flexion) et les critères secondaires fonctionnels ou radiologiques.

Cette étude comporte des limites méthodologiques qui sont notamment les suivantes : les caractéristiques des patients à l'inclusion dans les deux groupes ne sont pas décrites au regard des indications revendiquées notamment, les résultats chiffrés concernant le critère de jugement principal ne sont pas renseignés, le nombre de patients analysés dans chaque groupe n'est pas précisé, certains auteurs ont été financés par Smith & Nephew.

Cette étude est détaillée en ANNEXE.

- L'étude Kim et al.³, (2012) prospective, comparative, randomisée a pour objectif de comparer les implants fémoraux en Chrome cobalt (Cr-Co) à ceux en oxyde de zirconium (ZrO₂, OXINIUM) chez 344 patients (688 genoux). Le modèle étudié était « GENESIS II ».

Les patients inclus étaient âgés de 65,5 ans en moyenne [44-85] et atteints d'arthrose. Ils étaient traités par une arthroplastie totale, bilatérale et simultanée du genou.

Les résultats de cette étude ne rapportent pas de différence significative entre les implants fémoraux et en oxyde de zirconium sur les critères fonctionnels, et radiologiques.

Cette étude comporte des limites méthodologiques qui sont notamment des critères de jugements principaux ou secondaires qui ne sont pas clairement définis, la multiplicité des critères de jugement et un risque d'inflation du risque de première espèce. L'absence de précision sur le nombre de patients analysés dans chaque groupe et pour chaque critère évalué.

Cette étude est détaillée en ANNEXE.

¹ Laskin, RS. (2003). An oxidized Zr ceramic surfaced femoral component for total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res; 416: 191-196.

² Hui C., Salmon L, Maeno S. et al. Five-year comparison of oxidized zirconium and cobalt-chromium femoral components in total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2011; 93:624-630

³ Kim YH, Park JW, Kim JS. Comparison of the Genesis II total knee replacement with oxidised zirconium and cobalt-chromium femoral components in the same patients: a prospective, double-blind, randomised controlled study. J Bone Joint Surg Br. 2012; 94(9): 1221-7

04.1.1.2. ÉVÉNEMENTS INDESIRABLES

Les données issues de la matériovigilance sont transmises par le demandeur et renseignent sur le nombre d'incidents de matériovigilance rapporté aux ventes cumulées de ces produits depuis 2009.

TYPES D'INCIDENTS (Tels que définis par le demandeur sans autre précision sur la nature de ces incidents)	LEGION OXINIUM
INDETERMINE	1
CONDITIONNEMENT	1
CONDITIONNEMENT ENDOMMAGE	3
CONTAMINATION	1
DOULEUR	3
ETAT POST-OPERATOIRE	6
IMPLANT ENDOMMAGE	1
INSATISFACTION GENERALE DU PATIENT	3
PROBLEME DIMENSION	2
PROBLEME D'IMPLANTATION	4
PROBLEME FONCTIONNEL	3
REPRISE	3
REPRISE - INFECTION	1
SOUDURE ENDOMMAGEE INSTRUMENTATION	1
TOTAL EVENEMENTS DE VIGILANCE	33

TOTAL VENTE (unités de vente) DEPUIS 2009	4 427
--	--------------

Au final, les nouvelles données cliniques comparatives, obtenues avec l'implant fémoral désigné sous le nom de « GENESIS II OXINIUM » ne montrent pas de différence significative en termes d'évaluation fonctionnelle ou radiologique entre les implants fémoraux en chrome cobalt et ceux en oxyde de zirconium (OXINIUM).

La description des critères d'inclusion des patients dans ces études ne permet pas d'assurer la représentativité des patients dans l'indication revendiquée.

Aucune étude clinique ne permet par ailleurs de comparer le modèle postéro stabilisé au modèle standard (Cruciate retaining).

En termes de taux de reprises, le registre rapporte un taux annuel de reprises pour 100 composants-année plus élevé avec le modèle en oxyde de zirconium (OXINIUM) par rapport au même modèle en chrome cobalt, et par rapport à l'ensemble des prothèses totales avec implant fémoral cimenté.

De plus, le registre ne renseigne pas spécifiquement sur les taux de reprises de l'implant LEGION puisque toutes ces informations se rapportent selon le demandeur à une catégorie générique dénommée « GENESIS II OXINIUM ». Cette catégorie générique dénommée « GENESIS II OXINIUM » dans le registre correspondrait selon le demandeur à la gamme « GENESIS II TKS OXINIUM » qui inclut la prothèse GENESIS II OXINIUM, ainsi que la prothèse LEGION OXINIUM.

Enfin, aucune information n'est rapportée pour l'implant bicondylien fémoral cimenté selon l'âge ou l'activité des patients.

04.1.2. PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE

La gonarthrose ainsi que les autres pathologies responsables de la destruction du cartilage articulaire entraînent une dégradation de la qualité de vie et une incapacité fonctionnelle partielle ou totale.

Le traitement d'une arthropathie est fonction de la sévérité de la symptomatologie clinique, de facteurs de risques locaux (obésité, facteurs mécaniques, activité physique) et généraux (âge du patient, comorbidités, polymédication).

Le traitement médical repose sur des moyens conservateurs (aides orthopédiques, perte de poids, exercices) et des traitements médicamenteux. Le traitement chirurgical concerne les patients en échec de traitement médical. Ce traitement peut préserver l'articulation et/ou remplacer partiellement, voire totalement, l'articulation du genou par un implant.

L'objectif du remplacement prothétique du genou est de soulager la douleur, d'améliorer la fonction articulaire et d'obtenir des résultats de façon durable.

04.1.3. CONCLUSION SUR L'INTERET DU PRODUIT

Les données cliniques soumises sont insuffisantes pour permettre de définir l'intérêt de LEGION OXINIUM dans l'indication de la chirurgie prothétique du genou chez les patients actifs dont l'espérance de vie est au moins de 15 ans et dans l'indication de chirurgie prothétique du genou chez des patients présentant une allergie connue au nickel ou au chrome ou identifié comme potentiellement sujet à risque pour ce type d'allergie.

De plus, Aucune donnée à long-terme spécifiques de LEGION OXINIUM en termes de complications et notamment de descellements (avec ou sans reprises) n'est disponible.

04.2. INTERET DE SANTE PUBLIQUE

04.2.1. GRAVITE DE LA PATHOLOGIE

L'arthrose primitive constitue la pathologie principale pouvant conduire à la pose d'une prothèse de genou. Plus rarement, elle peut être secondaire à un autre processus pathologique (post-traumatique, métabolique, endocrinien). Invalidante, la dégénérescence progressive du cartilage sous forme de fissures puis d'érosions peut aboutir à la mise à nu de l'os sous-chondral. L'expression clinique associe des douleurs d'intensité variable (essentiellement mécaniques, pendant la marche, puis, parfois au repos), une dégradation fonctionnelle (limitation du périmètre de marche et des amplitudes articulaires) et une dégradation de la qualité de vie.

Dans une fréquence moindre, on trouve certaines arthrites inflammatoires dont la polyarthrite rhumatoïde, maladie chronique pouvant entraîner une destruction articulaire progressive et des retentissements fonctionnels, psychologiques, sociaux et professionnels parfois graves pour le patient. Même s'il existe diverses manifestations systémiques, le signe caractéristique de la polyarthrite rhumatoïde est une atteinte polyarticulaire qui se manifeste par une synovite inflammatoire chronique. Les signes spécifiques apparaissent progressivement avec une atteinte de plusieurs articulations notamment celles des mains, poignets et pieds puis des autres articulations dont souvent les genoux (50% des cas). Les manifestations articulaires sont caractérisées par des douleurs associées à un enraidissement matinal et un gonflement articulaire. La persistance de l'inflammation a pour conséquence une altération fonctionnelle d'importance variable.

D'autres pathologies rhumatologiques (goutte, chondrocalcinose etc.), traumatiques et tumorales du genou entraînent des douleurs d'intensité variable, une dégradation

fonctionnelle et une dégradation de la qualité de vie peuvent également nécessiter le recours à une arthroplastie du genou.

Ces pathologies sont à l'origine d'une dégradation de la qualité de vie et sont susceptibles d'entraîner un handicap.

04.2.2. ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA PATHOLOGIE

Une étude nationale de prévalence de l'arthrose symptomatique du genou standardisée sur la classe d'âge et le sexe a été réalisée auprès de sujets de 40 à 75 ans⁴. Elle a estimé la prévalence de l'arthrose symptomatique du genou à 4,7% pour les hommes et 6,6% pour les femmes. Elle a montré une répartition hétérogène des taux de prévalence selon les zones géographiques considérées (Bretagne, Côte d'Azur, Lorraine, Picardie, Paris et Toulouse). Les taux de prévalence les plus élevés sont observés en Picardie (6,6%) et en Lorraine (7,5%) et les moins élevés en Bretagne (3,3%) et Côte d'Azur (3,9%). Cette étude a ciblé des zones géographiques précises et ces données ne sont pas applicables à l'ensemble du territoire français.

Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, les études estiment la prévalence variable d'un pays à l'autre, oscillant entre 0,5 et 1%^{5,6}. En France, l'étude EPIRHUM2 menée auprès de 10 000 sujets retrouve une prévalence globale de 0,3 % chez les femmes et 0,09% chez les hommes⁴. La prévalence augmente avec l'âge.

04.2.3. IMPACT

Le remplacement de l'articulation du genou par une prothèse est la solution ultime du traitement de l'arthrose lorsque les médicaments sont devenus inefficaces. Les prothèses en oxyde de zirconium (OXINIUM) répondent à un besoin déjà couvert par d'autres prothèses du genou.

04.2.4. CONCLUSION SUR L'INTERET DE SANTE PUBLIQUE

L'intérêt thérapeutique de LEGION OXINIUM ne pouvant être établi, son intérêt de santé publique ne peut être déterminé.

En conclusion, la Commission Nationale d'Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé estime que le Service Attendu de LEGION OXINIUM est insuffisant pour l'inscription sur la liste des Produits et Prestations et prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale.

⁴ Guillemin F, Rat AC, Mazieres B, et al. Prevalence of symptomatic hip and knee osteoarthritis : a two-phase population based survey. Osteoarthritis Cartilage 2011; 19(11):1314-22.

⁵ Guillemin F, Saraux A, Guggenbuhl P, et al. Prevalence of rheumatoid arthritis in France : 2001. Ann Rheum Dis 2005 ;64(10) :1427-30.

⁶ Alamanos Y, Drosos AA. Epidemiology of adult rheumatoid arthritis. Autoimmun Rev 2005;4(3):130-6.

ANNEXE I Données cliniques

Référence	Hui C., Salmon L, Maeno S. et al. Five-year comparison of oxidized zirconium ans cobalt-chromium femoral components in total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2011; 93:624-630
Type de l'étude	Prospective, comparative, randomisée, monocentrique.
Date et durée de l'étude	Inclusion de janvier 2002 à décembre 2003
Objectif de l'étude	Comparer les implants fémoraux en Chrome cobalt (Cr-Co) et oxyde de zirconium (ZrO ₂ , OXINIUM).
METHODE
Critères de sélection	<p><u>Critères d'inclusion :</u> Arthroplastie totale, bilatérale et simultanée du genou en raison d'une arthrose primitive</p> <p><u>Critères de non-inclusion :</u> Flexion contracture > 15° Arthrite inflammatoire Co-morbidité empêchant une intervention bilatérale simultanée</p>
Cadre et lieu de l'étude	Un centre en Australie
Produits étudiés	Modèle GENESIS II (Smith & Nephew) et implant fémoral soit en Chrome cobalt (Cr-Co) ou en oxyde de zirconium (ZrO ₂ , OXINIUM) cimenté.
Critère de jugement principal	Amplitude de mouvement en flexion évaluée avec un goniomètre
Critères de jugement secondaires	Critères de jugement fonctionnels (Score Knee Society KSS et Score Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score KOOS), radiologique (alignement et radiotransparence), satisfaction et préférence des patients
Taille de l'échantillon	33 genoux par groupe
Méthode de randomisation	Pour chaque patient, les genoux étaient randomisés pour recevoir soit l'implant fémoral en chrome cobalt soit celui en oxyde de zirconium. Randomisation par blocs. Enveloppes scellées. Patients et évaluation postopératoire en aveugle.
Méthode d'analyse des résultats	Test de Mann-Whitney et test t de student.
RESULTATS
Nombre de sujets analysés	40 patients/ 80 genoux (effectif par groupe non renseigné). 38 patients/76 genoux suivis à 2 ans (1 décès et 1 perdu de vue) et 34 patients/68 genoux suivis à 5 ans (2 décès, 2 patients avec démence sénile et 1 perdu de vue).
Durée du suivi	5 ans
Caractéristiques des patients et comparabilité des groupes	Les groupes sont dits comparables à l'inclusion mais seul le sex-ratio est rapporté : 25 femmes/15 hommes
Résultats inhérents au critère de jugement principal	Pas de données chiffrées. Représentation graphique uniquement des résultats sur le critère principal (l'amplitude du mouvement en flexion). Les résultats sont rapportés comme étant non significatifs (NS) entre les deux groupes.

Résultats inhérents aux critères de jugement secondaires	Résultats fonctionnels (effectifs non rapportés)
Score Knee Society (KSS)	Oxyde de zirconium (ZrO₂)	Chrome Cobalt (Cr-Co)	p
2 ans	88	89	NS
5 ans	89	92	NS
Score Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)	Oxyde de zirconium (ZrO₂)	Chrome Cobalt (Cr-Co)	p
2 ans
Score douleur (/100)	93	93	NS
Score qualité de vie (/100)	76	75	NS
Score symptômes (/100)	76	75	NS
Score fonction vie quotidienne (/100)	87	87	NS
5 ans
Score douleur (/100)	90	93	NS
Score qualité de vie (/100)	68	70	NS
Score symptômes (/100)	84	86	NS
Score fonction vie quotidienne (/100)	87	88	NS
Radiologie à 5 ans (n=33)
Oxyde de zirconium (ZrO₂)	Chrome Cobalt (Cr-Co)	p
2 ans
Alignement	184,7± 3,3°	185 ± 3,3°	NS
Liseré Radiotransparent
< 4 (n : genoux)	36	35	NS
5-9 (n : genoux)	3	4	NS
5 ans
Alignement	183,4± 3,1°	184,5 ± 2,9°	NS
Liseré Radiotransparent
<4 (n : genoux)	31	28	NS
5-9 (n : genoux)	2	5	NS
Satisfaction à 5 ans (analyse statistique entre chaque groupe non rapportée) BOA (British Orthopaedic Association patient satisfaction scale) Enthousiasme : n=27/34 Satisfaction : n=5/34 Evasif : n=2/34 Déception : n=0
Préférence des patients à 5 ans (analyse statistique entre chaque groupe non rapportée et résultats exprimés en pourcentage uniquement) 38% préfère le CrCo, et 18% la prothèse en OXINIUM (p=0,02) 44% sans préférence
Effets indésirables
2 embolies pulmonaires
Commentaires
Etude monocentrique. Les caractéristiques des patients à l'inclusion ne sont pas décrites, les données chiffrées concernant les résultats du critère de jugement principal ne sont pas renseignées, le nombre de patients analysés dans chaque groupe n'est pas précisé. Des auteurs ont été financés par Smith&nephew

Référence	Kim YH, Park JW, Kim JS. Comparison of the Genesis II total knee replacement with oxidised zirconium and cobalt-chromium femoral components in the same patients: a prospective, double-blind, randomised controlled study. J Bone Joint Surg Br. 2012; 94(9): 1221-7
Type de l'étude	Prospective, contrôlée, randomisée, monocentrique
Date et durée de l'étude	Les dates d'inclusion et du suivi ne sont pas renseignées
Objectif de l'étude	Comparer les implants fémoraux en Chrome cobalt (Cr-Co) et oxyde de zirconium (ZrO ₂ , OXINIUM).
METHODE
Critères de sélection	Critères d'inclusion : Arthroplastie totale, bilatérale et simultanée du genou en raison d'une arthrose
Cadre et lieu de l'étude	Un centre en Corée du Sud
Produits étudiés	Modèle GENESIS II (Smith & Nephew), avec implant patellaire et insert tibial en polyéthylène (PE). L'implant fémoral était en Chrome cobalt (Cr-Co) ou en oxyde de zirconium (ZrO ₂ , OXINIUM), cimenté et le dessin de prothèse utilisé était le standard (cruciate retaining).
Critère de jugement principal	Evaluation fonctionnelle avec le Score de la Knee Society (KSS)
Critères de jugement secondaires	Critères de jugement multiples (clinique, fonctionnel et radiologique) : - Score WOMAC - Amplitude du mouvement (degré) - Niveau d'activité post-opératoire (Score UCLA) - Satisfaction du patient (EVA cotée de 1 à 10). - Examen radiologique avec recul minimum de 6 ans post-opératoire - Evaluation des particules de polyéthylène : poids, taille, aspect évaluées par analyse thermogravimétrique (TGA) et par microscope à balayage électronique.
Taille de l'échantillon	290 patients dans chaque groupe (580 genoux)
Méthode de randomisation	Pour chaque patient, les genoux étaient randomisés pour recevoir soit l'implant fémoral en chrome cobalt soit celui en oxyde de zirconium. Randomisation par ordinateur et assignation à l'aide d'enveloppes scellées.
Méthode d'analyse des résultats	Test t de student et test du Chi2
RESULTATS
Nombre de sujets analysés	344 patients, 688 genoux [groupe Chrome cobalt (Cr-Co) n=344 patients, 344 genoux versus groupe oxyde de zirconium (ZrO ₂) n= 334, 344 genoux] étaient randomisés. 5 décès et 8 perdus de vue. 331 patients, 662 genoux analysés
Durée du suivi	Suivi moyen de 7,5 ans [6-8 ans]
Caractéristiques des patients et comparabilité des groupes	<table><tr><th>Paramètres</th><th>Total</th><th>Oxyde de Zirconium</th><th>Chrome-Cobalt</th><th>p</th></tr><tr><td>Homme : Femme (n)</td><td>91 : 240</td><td rowspan="7">Pas de donnée comparative et analyse statistique disponibles sur ces caractéristiques</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Age moyen (années)</td><td>65,5 [±4,4]</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Taille moyenne (cm) [ET]</td><td>156,9 [±7,5]</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Poids moyen (kg) [ET]</td><td>65,1 [±9,2]</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Indice de Masse Corporelle moyen (kg/m²) [ET]</td><td>26,5 [±6,5]</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Paramètres	Total	Oxyde de Zirconium	Chrome-Cobalt	p	Homme : Femme (n)	91 : 240	Pas de donnée comparative et analyse statistique disponibles sur ces caractéristiques	-	Age moyen (années)	65,5 [±4,4]	-	Taille moyenne (cm) [ET]	156,9 [±7,5]	-	Poids moyen (kg) [ET]	65,1 [±9,2]	-	Indice de Masse Corporelle moyen (kg/m²) [ET]	26,5 [±6,5]	-
Paramètres	Total	Oxyde de Zirconium	Chrome-Cobalt	p
Homme : Femme (n)	91 : 240	Pas de donnée comparative et analyse statistique disponibles sur ces caractéristiques	-
Age moyen (années)	65,5 [±4,4]	-
Taille moyenne (cm) [ET]	156,9 [±7,5]	-
Poids moyen (kg) [ET]	65,1 [±9,2]	-
Indice de Masse Corporelle moyen (kg/m²) [ET]	26,5 [±6,5]	-
D'autres informations sur des caractéristiques opératoires des patients sont disponibles dans la publication mais ne sont pas rapportés

Résultats inhérents au critère de jugement principal	Le critère principal semble être le Score le Score de la Knee Society (KSS) mais il n'est pas clairement défini. Les résultats fonctionnels sur le score moyen KSS n'étaient pas significatifs entre les deux groupes (cf. tableau ci-dessous)
Résultats inhérents au(x) critère(s) de jugement secondaire(s)	Oxyde de Zirconium	Chrome-cobalt	P*
Paramètres	Pré-opératoire	Post-opératoire	Pré-opératoire	Post-opératoire	Pré-opératoire	Post-opératoire
Score Moyen KSS [ET] (min-max)	27 [±9.7] (3-48)	95 [±5.0] (88-100)	27 [±9.8] (4-44)	94 [±6.0] (90- 100)	NS	NS
Score Moyen de Fonction de Fonction [ET] (min-max)	52 [±5.8] (8-75)	79 [±7.4] (45- 100)	52 [±5.8] (8-75)	79 [±7.4] (45-100)	NS	NS
Score Moyen de Douleur [ET] (min-max)	0	46 [±4.0] (40- 50)	0	46 [±4.0] (39-50)	NS	NS
Douleur (n, %)
Aucune	-	242 (73)	-	248 (75)	-	-
Faible	-	87 (26)	-	80 (24)	-	-
Modérée	17 (5)	2 (1)	17 (5)	3 (1)	-	-
Forte	314 (95)	-	314 (95)	-	-	-
Amplitude moyenne de mouvement (°) [ET] (min-max)	125 [±6.1] (70-150)	126 [±6.3] (80-145)	125 [±6.2] (60-150)	127 [±6.8] (90-145)	NS	NS
Escaliers (n, %)
Normal	-	202 (61)	-	202 (61)	-	-
Avec aide	331 (100)	129 (39)	331 (100)	129 (39)	-	-
Score moyen WOMAC* [ET] (min-max)	64 [±13,5] (45-96)	22 [±15,8] (3-55)	64 [±13,5] (45-96)	22 [±15,8] (3-55)	NS	NS
* t-test de Student
Résultats radiologiques pour les patients des deux groupes
Paramètres	Oxyde de Zirconium	Chrome-Cobalt	p*
Alignement moyen (*) [ET]
Pré-opératoire	11.2 [±3.8] (7- 21) varus	10.9 [±2.9] (6 - 18) varus	NS
Post-opératoire	5.6 [±3.6] (2 - 7) valgus	6.1 [±4.1] (1- 7) valgus	NS
Angle fémoral moyen (*) [ET]
Frontal	98 [±5.1] (92- 103)	97 [4.9] (93- 102)	NS
Sagittal	0.4 [0.3] (-8 -8)	0.2 [0.2] (-9- 9)	NS
Angle tibial moyen (*) [ET]
Frontal	89 [3.9] (84 -92)	88 [3.5] (83 - 93)	NS
Sagittal	84 [3.1] (78 - 88)	83 [2.9] (75 - 95)	NS
Interligne articulaire moyen (mm) [ET]
Pré-opératoire	16 [7.1] (9 -26)	17 [6.9] (7 - 28)	NS
Post-opératoire	14 [6.9] (6 - 28)	14 [7.1] (7 - 26)	NS
Décalage condylien postérieur moyen en mm [ET]
Pré-opératoire	25 [7.1] (18 - 31)	24 [6.9] (19 - 34)	NS
Post-opératoire	24 [6.9] (19 - 32)	24 [6.9] (13 - 32)	NS
Liseré (< 1mm) (n, %)
Côté fémoral
Zone 1 (condyle fémoral antérieur)	7 (2)	8 (2)	-
Côté tibial
Zone 1 (plateau tibial médian)	33 (10)	34 (10)	-
Liseré (> 1mm) (n, %)
Côté fémoral et tibial	0 (0)	0 (0)	-
* t-test de Student

Effets indésirables	<u>Groupe Oxyde de Zirconium</u> : 2 cas d'infection, 17 cas d'insuffisance d'amplitude de mouvement (<120°) et 2 cas de douleur et gonflement. <u>Groupe Chrome-Cobalt</u> : 3 cas d'infection, 18 cas d'insuffisance d'amplitude de mouvement (<120°) et 3 cas de douleur et gonflement.
Commentaires	Etude monocentrique. Multiplicité des critères de jugement avec absence de précisions relatives aux critères de jugements principaux ou secondaires. Le nombre de patients analysés pour chaque groupe et chaque critère n'est pas précisé.