**COMMISSION NATIONALE D'ÉVALUATION
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ**

AVIS DE LA CNEDiMTS

21 mai 2019

Faisant suite à l'examen du 23/04/2019, la CNEDiMTS a adopté le projet d'avis le 07/05/2019.

Ce projet d'avis a fait l'objet d'une phase contradictoire examinée le 21/05/2019. La CNEDiMTS a adopté l'avis le 21/05/2019.

CONCLUSIONS

CAPITOLE (sans ciment), cotyle à double mobilité constitué d'une cupule non cimentée et d'un insert en polyéthylène conventionnel

EVIDENCE (sans ciment), cotyle à double mobilité constitué d'une cupule non cimentée et d'un insert en polyéthylène conventionnel

Demandeur : **EVOLUTIS** (France)

Fabricant : **EVOLUTIS** (France)

Seuls certains modèles et références proposés par le demandeur sont retenus (cf. page 3)

**Indications
retenues :**

- Arthroplastie de première intention, réservée aux patients présentant un risque de luxation très élevé (atteintes neurologiques sévères, troubles neuropsychiatriques, addictions et grandes défaillances neuromusculaires).

- Arthroplastie de reprise, dans les cas de luxations itératives.

La fixation « press-fit » est à privilégier (fixation sans ciment du cotyle) si le lit osseux est de bonne qualité.

**Service Attendu
(SA) :**

Suffisant, pour les modèles CAPITOLE T / EVIDENCE Ti/HAC avec 2 plots en raison de :

- **l'intérêt thérapeutique** des cotyles à double mobilité lors d'arthroplastie avec un risque de luxation élevé ou de luxations itératives.
- **l'intérêt de santé publique** au vu de la gravité de la pathologie, de la prévalence des coxopathies et de l'amélioration fonctionnelle apportée par l'arthroplastie.

Insuffisant, pour les autres modèles de CAPITOLE / EVIDENCE (sans ciment) proposés, CAPITOLE I Ti/HAC, CAPITOLE U Ti/HAC, CAPITOLE R Ti/HAC et EVIDENCE Ti/HAC Révision.

Les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'intérêt de ces dispositifs.

Comparateur(s) retenu(s) :	Cotyles à simple mobilité avec un insert en polyéthylène conventionnel.
Amélioration du SA :	ASA de niveau V par rapport aux cotyles à simple mobilité avec un insert en polyéthylène conventionnel.
Type d'inscription :	Nom de marque
Durée d'inscription :	5 ans

Données analysées :	<ul style="list-style-type: none"> – Un argumentaire de démonstration d'équivalence technique par rapport à d'autres cotyles à double mobilité. – Une revue bibliographique de 14 études cliniques non spécifiques. <p><u>Données spécifiques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Une analyse multicentrique spécifique à plusieurs références de CAPITOLE / EVIDENCE (sans ciment) rapportant les résultats préliminaires d'une étude de suivi post-commercialisation reposant sur un registre prospectif de suivi mis en place par l'industriel. Le suivi de 194 patients est en moyenne de 4,4 ans. – Une étude monocentrique spécifique à CAPITOLE T / EVIDENCE Ti/HAC avec 2 plots dont le recueil de données est prospectif. Le suivi portant sur 40 patients est en moyenne de 103 jours.
---------------------	---

Éléments conditionnant le SA :
<ul style="list-style-type: none"> - Spécifications techniques : - Modalités de prescription et d'utilisation : 	<p>Aucune exigence supplémentaire par rapport aux spécifications techniques proposées par le fabricant.</p> <p>Sans objet</p>
Études complémentaires devant être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription	Celles définies par la Commission pour les cotyles à insert à double mobilité, dans son avis du 18 novembre 2014 relatif à la phase contradictoire des prothèses de hanche à savoir celles recueillant des données relatives au taux de luxation (intra- et extra-prothétique) et à la survie à long terme de ces implants (distinguant la reprise quelle que soit la cause et la reprise pour descellement aseptique).
Population cible :	Au maximum de 30 000 patients par an.

Avis 2 définitif

ARGUMENTAIRE

01 NATURE DE LA DEMANDE

Demande d'inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale (LPPR dans la suite du document).

01.1. MODELES ET REFERENCES

Seules les références en gras ont été retenues par la Commission.

La demande concerne des cotyles à insert double mobilité fabriqués par la société EVOLUTIS et dont certaines références sont distribuées sous des noms commerciaux différents.

Le cotyle est constitué d'une cupule et d'un insert.

Les modèles et références proposés par le demandeur sont les suivants :

Composant = cupule	Références	Références commercialisées sous un autre nom
Descriptif	Taille	EVIDENCE Ti/HAC avec 2 plots	EVIDENCE Ti/HAC Révision
CAPITOLE I Ti/HAC : Cupule double mobilité	Ø45	H51 I245
Ø47	H51 I247
Ø49	H51 I249
Ø51	H51 I251
Ø53	H51 I253
Ø55	H51 I255
Ø57	H51 I257
Ø59	H51 I259
Ø61	H51 I261
Ø63	H51 I263
CAPITOLE U Ti/HAC : Cupule double mobilité avec pattes ou crochets optionnels	Ø48	H61 PF0048
Ø50	H61 PF0050
Ø52	H61 PF0052
Ø54	H61 PF0054
Ø56	H61 PF0056
Ø58	H61 PF0058
Ø60	H61 PF0060
Ø63	H61 PF0063
Ø66	H61 PF0066
CAPITOLE T Ti/HAC : Cupule double mobilité avec deux plots et une patte de fixation	Ø45	H51 T245	01-024-04-4500
Ø47	H51 T247	01-024-04-4700
Ø49	H51 T249	01-024-04-4900
Ø51	H51 T251	01-024-04-5100
Ø53	H51 T253	01-024-04-5300
Ø55	H51 T255	01-024-04-5500
Ø57	H51 T257	01-024-04-5700
Ø59	H51 T259	01-024-04-5900
Ø61	H51 T261	01-024-04-6100
Ø63	H51 T263	01-024-04-6300

Composant = cupule	Références	Références commercialisées sous un autre nom
Descriptif	Taille	EVIDENCE Ti/HAC avec 2 plots	EVIDENCE Ti/HAC Révision
CAPITOLE R Ti/HAC Cupule double mobilité avec six pattes de fixation	Ø45	H51 R245
Ø47	H51 R247	01-024-07-4700
Ø49	H51 R249	01-024-07-4900
Ø51	H51 R251	01-024-07-5100
Ø53	H51 R253	01-024-07-5300
Ø55	H51 R255	01-024-07-5500
Ø57	H51 R257	01-024-07-5700
Ø59	H51 R259	01-024-07-5900
Ø61	H51 R261	01-024-07-6100
Ø63	H51 R263	01-024-07-6300
Ø65	H51 R265

Composant = insert	Ø des composants associés	Références	Références commercialisées sous le nom EVIDENCE
Descriptif	Tête	Cupule
Insert CAPITOLE en polyéthylène à double mobilité	22,2	44&45	H51 M2245	01-023-03-4422
22,2	46&47	H51 M2247
22,2	48&49	H51 M2249
22,2	50&51	H51 M2251
22,2	52&53	H51 M2253
22,2	54&55	H51 M2255
22,2	56&57	H51 M2257
22,2	58&59	H51 M2259
22,2	60&61	H51 M2261
22,2	62&63	H51 M2263
22,2	64&65&66	H51 M2265
28	46&47	H51 M2847	01-023-03-4628
28	48&49	H51 M2849	01-023-03-4828
28	50&51	H51 M2851	01-023-03-5028
28	52&53	H51 M2853	01-023-03-5228
28	54&55	H51 M2855	01-023-03-5428
28	56&57	H51 M2857	01-023-03-5628
28	58&59	H51 M2859	01-023-03-5828
28	60&61	H51 M2861	01-023-03-6028
28	62&63	H51 M2863	01-023-03-6228
28	64&65&66	H51 M2865

Composant	Descriptif	Références
Accessoires pour CAPITOLE U	Patte modulaire 1 trou pour cotyle CAPITOLE U	H61 0001
Patte modulaire 2 trous pour cotyle CAPITOLE U	H61 0002
Patte modulaire 3 trous pour cotyle CAPITOLE U	H61 0003
Crochet obturateur pour cotyle CAPITOLE U	H61 0010

01.2. CONDITIONNEMENT

Unitaire stérile

01.3. INDICATION(S) REVENDIQUEE(S)

La demande d'inscription concerne les indications suivantes :

« Une prothèse totale de hanche avec cotyle à double mobilité est recommandée en premier lieu pour les arthroplasties à haut risque de luxation post-opératoire c'est-à-dire celles concernant

- le patient de plus de 75 ans,
- le patient ayant subi une intervention préalable de hanche,
- le patient souffrant de déficience neuromusculaire ou cérébrale,
- le patient avec un score ASA ≥ 3 ,
- une étiologie connue pour son risque post-opératoire élevé de luxation : fracture du col, reprise de prothèse en particulier reprise pour luxation récidivante ou reprise pour infection ».

01.4. COMPAREUR(S) REVENDIQUE(S)

Les comparateurs revendiqués ne sont pas les mêmes suivant les références :

- Pour CAPITOLE I : le comparateur est « les cotyles sans ciment à insert fixe en polyéthylène » ;
- Pour CAPITOLE U : le comparateur est « les cotyles sans ciment à insert fixe en polyéthylène, avec une cupule press-fit pur ou possédant un mode de fixation intérieure (plots/vis) ou périphérique (pattes/crochets) » ;
- Pour CAPITOLE T et CAPITOLE R : le comparateur est « les cotyles sans ciment à insert fixe en polyéthylène, possédant un mode de fixation intérieure ou périphérique spécialement adapté à la reprise et/ou à la reconstruction osseuse ».

02 HISTORIQUE DU REMBOURSEMENT

Il s'agit de la première demande d'inscription sur la LPPR du cotyle à insert à double mobilité CAPITOLE / EVIDENCE (sans ciment).

Suite à l'avis de la CNEDIMTS de 2007¹, l'avis de projet paru au Journal Officiel le 21 mars 2013 prévoit une inscription sous nom de marque des cotyles à double mobilité.

Suite à la phase contradictoire des prothèses de hanche, la CNEDIMTS s'est prononcée, dans son avis du 18 novembre 2014², pour une inscription des cotyles à double mobilité sous nom de marque. L'avis de projet de modification de la procédure d'inscription des cotyles à insert double mobilité inscrits paru au Journal Officiel le 8 novembre 2016³ et modifié le 14 avril 2017⁴, impose aux fabricants et aux distributeurs qui souhaitent le maintien de la prise en charge de ces produits de déposer des dossiers de demande d'inscription sous nom de marque avant le 30 novembre 2017.

¹ Haute Autorité de Santé. Evaluation des prothèses de hanche. Saint Denis La Plaine: HAS; 2007.

² Avis de la CNEDIMTS du 18 novembre 2014 relatif à la phase contradictoire des prothèses de hanche. HAS, 2014.

³ Avis de projet de modification de la procédure d'inscription des cotyles à insert double mobilité et des tiges à col modulaires inscrits au titre III de la liste prévue à l'article L.165-1 (LPP) du code de la sécurité social, publié au Journal Officiel de la République Française le 08/11/2016. <http://www.legifrance.gouv.fr>

⁴ Avis modifiant l'avis de projet de modification de la procédure d'inscription des cotyles à insert double mobilité et des tiges à col modulaires inscrits au titre III de la liste prévue à l'article L.165-1 (LPP) du code de la sécurité social, publié au Journal Officiel de la République Française le 14/04/2017. <http://www.legifrance.gouv.fr>

03 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

03.1. MARQUAGE CE

Classe III, notification par BSI (n°2797), Pays-Bas.

03.2. DESCRIPTION

Les implants cotyloïdiens à double mobilité CAPITOLE (sans ciment) et EVIDENCE (sans ciment) sont des composants acétabulaires pour prothèse totale de hanche.

CAPITOLE (sans ciment) et EVIDENCE (sans ciment) sont les noms de marques d'un même cotyle. Toutefois, la marque EVIDENCE se limite à certaines références comparativement à CAPITOLE.

Ils sont composés d'une cupule métallique associée à un insert en polyéthylène conventionnel.

Le cotyle est associé sur le versant fémoral à une tête (métallique ou céramique) montée ou associée à une tige.

La double mobilité se caractérise par la présence de deux surfaces de mouvement au niveau d'une même articulation. Pour un cotyle à double mobilité les mouvements s'opèrent entre :

- la tête et l'insert,
- l'insert et la cupule.

Caractéristiques techniques :

Les différentes versions des cupules ont en commun d'être en acier inoxydable et d'avoir une surface interne lisse, « polie miroir » ; la surface externe a un revêtement en titane poreux de 150 µm d'épaisseur et d'hydroxyapatite de 100 µm d'épaisseur.

– **Cupules CAPITOLE I**

La cupule est de forme cylindro-sphérique d'épaisseur 2 mm minimum avec une macrostructure périphérique à 3 nervures circonférentielles ponctuées de picots alignés selon les axes méridiens.

Son diamètre extérieur d'ancrage osseux est compris entre 45 mm et 63 mm avec un pas de 2 mm.

– **Cupules CAPITOLE U**

La cupule est de forme hémisphérique, d'épaisseur 1,3 mm minimum, avec un débord de hauteur entre 3 et 6mm et une macrostructure périphérique à 3 rangées de dentures.

La cupule se distingue par la présence de 5 emplacements permettant l'utilisation optionnelle de pattes ou de crochets pour une fixation périphérique. Son diamètre extérieur d'ancrage osseux est compris entre 48mm et 66 mm avec un pas de 2 à 3 mm.

– **Cupules CAPITOLE T / EVIDENCE Ti/HAC avec 2 plots**

La cupule est de forme hémisphérique, d'épaisseur 3 mm minimum, avec une macrostructure périphérique à 3 nervures circonférentielles

La cupule se distingue par la présence de 5 pattes pour la fixation par vis et d'un crochet inférieur. Son diamètre extérieur d'ancrage osseux est compris entre 45 mm et 63 mm avec un pas de 2 mm.

– **Cupules CAPITOLE R / EVIDENCE Ti/HAC Révision**

La cupule est de forme hémisphérique, d'épaisseur 2 mm minimum, avec une macrostructure périphérique à 3 nervures circonférentielles

La cupule se distingue par la présence d'une patte pour la fixation par vis et de 2 plots en titane (conditionnées avec la cupule). Son diamètre extérieur d'ancrage osseux est compris entre 45 mm et 65 mm avec un pas de 2 mm.

– **Insert CAPITOLE / EVIDENCE**

L'insert de forme hémisphérique, congruent entre la tête et l'insert, est en polyéthylène conventionnel PEXEL. Il est rétentif. L'épaisseur de l'insert est de 6,3 mm au minimum.

Cet insert s'associe à une tête fémorale de 22,2 mm ou 28 mm en métal ou en céramique.

03.3. FONCTIONS ASSUREES

Les cotyles à double mobilité forment le composant acétabulaire de la prothèse totale de hanche. L'ensemble s'articule autour de l'implant fémoral constitué d'une tête montée ou associée à une tige. Elle a pour fonction de restituer le mouvement articulaire et de soulager la douleur en vue de restaurer ou d'améliorer la mobilité du patient.

La double mobilité se caractérise par la présence de deux surfaces de mouvement au niveau d'une même articulation d'une part entre la tête et l'insert et, d'autre part, entre l'insert et la cupule, visant à obtenir une grande amplitude de mouvement et une stabilité de la hanche.

03.4. ACTE(S)

Dans la classification CCAM (version 47, 15 juin 2017), plusieurs actes décrivent une arthroplastie de la hanche par pose de prothèse totale. Ces actes figurent au sous paragraphe 14.3.2.6 « Arthroplastie coxofémorale » et au sous-paragraphe 14.3.2.7 « Ablation, changement et repose de prothèse coxofémorale ».

Le code principalement utilisé pour décrire la pose de prothèse totale de hanche est intitulé « Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale » (NEKA020).

04 SERVICE ATTENDU

04.1. INTERET DU PRODUIT

04.1.1. ANALYSE DES DONNEES : EVALUATION DE L'EFFET THERAPEUTIQUE / EFFETS INDESIRABLES, RISQUES LIES A L'UTILISATION

04.1.1.1. RAPPEL DE L'AVIS/DDES AVIS PRECEDEMMENT EMIS PAR LA COMMISSION

• Avis relatif à l'évaluation des prothèses de hanche en 2007 ⁵

La HAS a réalisé en 2007 une réévaluation des descriptions génériques des implants articulaires de hanche. Suite à cette réévaluation, la Commission a rendu un avis le 5 septembre 2007.

⁵ Haute Autorité de Santé. Evaluation des prothèses de hanche. Saint Denis La Plaine: HAS ; 2007.

Concernant les cotyles à inserts à double mobilité

La Commission avait recommandé l'inscription sous nom de marque des cotyles à inserts double mobilité, sans ciment ou à cimenter, afin de pouvoir étudier au cas par cas les données cliniques de ces produits.

Les données cliniques attendues pour ces implants étaient les suivantes :

- des données d'efficacité sur la prévention des luxations dans les populations à risque, telles qu'indiquées ci-dessus ou des données montrant l'intérêt dans le traitement des luxations itératives ;
- des données de survie, en considérant comme événement la reprise quelle que soit la cause ;
- lorsque cela est techniquement possible, des mesures comparatives de l'usure *in vivo* par rapport aux cotyles à simple mobilité, mesures réalisées avec une méthode informatique validée pour les patients implantés en première intention.

Les critères d'inclusion des patients, notamment les indications, devaient être clairement précisées.

Dans les cas où ces données ne seraient pas disponibles, la Commission proposait une première inscription sous nom de marque des implants déjà commercialisés, sur la base de données techniques et des données de la matériovigilance, avec comme condition de renouvellement à 5 ans la transmission des données cliniques ci-dessus décrites.

• **Avis relatif à la phase contradictoire des prothèses de hanche en 2014** ⁶

Un avis de projet a été publié au Journal Officiel le 21 mars 2013 sur les prothèses de hanche. Suite à la phase contradictoire ouverte consécutive à la publication de cet avis, la CNEDIMTS a réalisé une actualisation concernant les observations adressées par les parties prenantes donnant lieu à un rapport et rendu un avis le 18 novembre 2014.

Concernant les cotyles à inserts à double mobilité

Pour les cotyles à inserts à double mobilité, la Commission a recommandé l'inscription sous nom de marque.

Lors d'une première demande d'inscription, la commission exigera au minimum les données techniques, les données cliniques ayant permis l'obtention du marquage CE, ainsi que les données issues de la matériovigilance.

La commission recommande de recueillir les données relatives au taux de luxation (intra- et extra-prothétique) et à la survie à long terme de ces implants (distinguant la reprise quelle que soit la cause et la reprise pour descellement aseptique).

04.1.1.2. DONNEES NON SPECIFIQUES

Les éléments non spécifiques apportés par la firme sont:

- Un argumentaire de démonstration d'équivalence technique par rapport à différents cotyles à double mobilité ;
- Une bibliographie d'études cliniques non spécifiques.

L'argumentaire de démonstration d'équivalence technique fourni par le demandeur pour chacun des cotyles est le suivant :

- Pour **CAPITOLE I**, les comparateurs les plus proches sont
- le cotyle NOVAE SUNFIT TH (Serf)
- le cotyle DOUBLE MOBILITE (Tornier)

⁶ Avis de la CNEDIMTS du 18 novembre 2014 relatif à la phase contradictoire des prothèses de hanche. HAS ; 2014.

Selon le demandeur, les indications, la population cible, le type de fixation à l'os, la géométrie de la cupule, la surface intérieure, le revêtement externe et les matériaux de CAPITOLE I seraient identiques à ceux de ses comparateurs ; ceux-ci ne sont toutefois pas identiques entre eux.

– Pour **CAPITOLE U**, les comparateurs les plus proches sont

- NOVAE SUNFIT (Serf),
- SATURNE (Amplitude),
- AVANTAGE RELOAD (Biomet),
- NOVAE COPTOS (Serf),
- NOVAE MULTIP (Serf),
- DOUBLE MOBILITE version Reprise (Tornier),
- SATURNE version Reconstruction (Amplitude),
- AVANTAGE version Revision (Biomet).

Selon le demandeur, les indications, la population cible, le type de fixation à l'os, la surface intérieure et les matériaux de CAPITOLE U seraient identiques à ceux de ses comparateurs ; ceux-ci ne sont toutefois pas identiques entre eux. Les écarts résiduels résideraient :

- entre le cotyle CAPITOLE U et ses comparateurs ayant une fixation press-fit :
- dans le revêtement Alumine/HAC de NOVAE SUNFIT vis-à-vis de CAPITOLE U ;
- dans la possibilité particulière du CAPITOLE U d'ajouter secondairement des éléments de fixation en cas d'instabilité résiduelle après impaction press-fit.
- entre le cotyle CAPITOLE U et ses comparateurs à fixation périphérique :
- dans le revêtement Alumine/HAC des cotyles NOVAE COPTOS et MULTIP vis-à-vis de CAPITOLE U ;
- dans le caractère amovible des éléments périphériques du CAPITOLE U vis-à-vis du caractère monobloc de ceux des comparateurs.

– Pour **CAPITOLE T et CAPITOLE R**, les comparateurs les plus proches sont

- NOVAE et NOVAE 2-P et C5
- NOVAE EVOLUTION, NOVAE COPTOS et MULTIP

Selon le demandeur, les indications, la population cible, le type de fixation à l'os, la surface intérieure et les matériaux de CAPITOLE T et CAPITOLE R sont identiques à ceux de ses comparateurs ; ceux-ci ne sont toutefois pas identiques entre eux.

Le demandeur considère que, compte tenu de l'utilisation de plots, de vis et de crochets pour la fixation à l'os, les autres éléments de tenue dans l'os (rainurage, porosité de surface, revêtement) qui ne sont pas identiques seraient moins déterminants pour la stabilité mécanique de la cupule.

Au total, plusieurs caractéristiques des cotyles CAPITOLE I, T et R sont similaires macroscopiquement à d'autres produits commercialisés ; ceux-ci ne sont toutefois pas identiques à eux. Concernant CAPITOLE U, outre des différences de revêtement avec les comparateurs cités, ce cotyle a la particularité d'avoir des pattes de fixation pouvant être ajoutées lors de la pose, ce qui le distingue de tous les autres cotyles cités.

La bibliographie fournie par le demandeur inclut 14 études non spécifiques (présentées dans le tableau ci-dessous), de faible niveau de preuve. Le demandeur n'a fourni aucune publication portant sur les cotyles auxquels il se compare directement.

Dans le tableau, ci-dessous, seuls les résultats relatifs aux données de survie et aux luxations sont rapportés pour les cotyles à double mobilité.

Auteur	Type d'étude	Produit	N et durée du suivi	Résultat
Farizon et al. 1998⁷	Rétrospective	NOVAE (Serf)	135 PTH Suivi moyen = 6,4 ans	Taux de survie du cotyle à 12 ans : 95,4%
Philippot et al. 2006⁸	Rétrospective	NOVAE (Serf)	106 PTH Suivi moyen = 10 ans	Taux de survie du cotyle à 10 ans sans reprise pour descellement aseptique : 94,6%
Lautridou et al. 2008⁹	Rétrospective	NOVAE (Serf)	437 PTH Suivi > 15 ans	Taux de survie du cotyle à 15 ans toutes causes confondues : 84,4%. Taux de luxation global : 1,1%.
Philippot et al. 2009¹⁰	Rétrospective	NOVAE-1 (Serf)	384 PTH Suivi moyen = 15 ans	Taux de survie du cotyle à 15 ans sans reprise pour descellement aseptique : 96,7% Taux de luxation intra-prothétique : 3,6%
Massin et al. 2010¹¹	Prospective	COLLEGIA (Wright Medical)	23 reprises de PTH Suivi moyen = 4,5 ans	Taux de luxation : 8,6%
Leiber-Wackenheim et al. 2011¹²	Rétrospective	NOVAE & NOVAE Evolution (Serf)	59 patients Suivi moyen = 8 ans	Taux de survie du cotyle à 8 ans toutes causes confondues : 98%. Taux de luxation global : 1,7%.
Bouchet et al. 2011¹³	Comparative rétrospective	NOVAE SUNFIT (Serf) (90%) STAFIT (Zimmer) AVANTAGE (Biomet)	105 patients avec cotyle double mobilité Suivi moyen = 28 mois 108 patients avec cotyle simple mobilité Suivi moyen = 52 mois	Taux de luxation 4,6% (simple mobilité) vs 0% (double mobilité)
Massin et al. 2012¹⁴	Comparative rétrospective	9 cotyles sans ciment de plusieurs fabricants	1905 PTH Suivi moyen = 7,7 ans	Taux de survie à 10 ans sans reprise quelle que soit la cause : 95% Taux de luxation global : 0,5%
Boyer et al. 2012¹⁵	Rétrospective	NOVAE (Serf)	240 PTH Suivi moyen = 22ans	Taux de survie du cotyle à 22 ans sans reprise quelle que soit la cause : 73,9%

⁷ Farizon F, de Lavison R, Azoulai JJ, Bousquet G. Results with a cementless alumina-coated cup with dual mobility. A twelve-year follow-up study. Int Orthop. 1998;22(4):219-24.

⁸ Philippot R, Adam P, Farizon F, Fessy MH, Bousquet G. Survival of cementless dual mobility sockets: ten-year follow-up. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2006;92(4):326-31.

⁹ Lautridou C, Lebel B, Burdin G, Vielpeau C. Survival of the cementless Bousquet dual mobility cup: Minimum 15-year follow-up of 437 total hip arthroplasties. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2008;94(8):731-9.

¹⁰ Philippot R, Camilleri JP, Boyer B, Adam P, Farizon F. The use of a dual-articulation acetabular cup system to prevent dislocation after primary total hip arthroplasty: analysis of 384 cases at a mean follow-up of 15 years. Int Orthop. 2009;33(4):927-32.

¹¹ Massin P, Besnier L. Acetabular revision using a press-fit dual mobility cup. Orthop Traumatol Surg Res. 2010;96(1):9-13.

¹² Leiber-Wackenheim F, Brunschweiler B, Ehlinger M, Gabrion A, Mertl P. Treatment of recurrent THR dislocation using of a cementless dual-mobility cup: a 59 cases series with a mean 8 years' follow-up. Orthop Traumatol Surg Res. 2011;97(1):8-13.

¹³ Bouchet R, Mercier N, Saragaglia D. Posterior approach and dislocation rate: a 213 total hip replacements case-control study comparing the dual mobility cup with a conventional 28-mm metal head/polyethylene prosthesis. Orthop Traumatol Surg Res. 2011;97(1):2-7.

¹⁴ Massin P, Orain V, Philippot R, Farizon F, Fessy MH. Fixation failures of dual mobility cups: a mid-term study of 2601 hip replacements. Clin Orthop Relat Res. 2012;470(7):1932-40.

¹⁵ Boyer B, Philippot R, Geringer J, Farizon F. Primary total hip arthroplasty with dual mobility socket to prevent dislocation: a 22-year follow-up of 240 hips. Int Orthop. 2012;36(3):511-8.

Hamadouche et al. 2012¹⁶	Rétrospective	TREGOR (Aston) sans ciment	168 patients Suivi > 5 ans	Taux de survie du cotyle à 7 ans sans reprise quelle que soit la cause : 94,2%
Combes et al. 2013¹⁷	Rétrospective	cotyles de plusieurs fabricants	3474 PTH Suivi moyen = 7 ans	Taux de survie à 10 ans du cotyle sans reprise quelle que soit la cause : 93% Taux de luxation global : 0,88%
Jakobsen et al. 2014¹⁸	Rétrospective	SATURNE (Amplitude)	56 patients Suivi moyen = 44 mois	Taux de survie du cotyle à 11 ans toutes causes confondues : 84% Taux de luxation global : 1,8%
Bensen et al. 2014¹⁹	Comparative Rétrospective	SATURNE (Amplitude) sans ciment	171 patients traités par héliarthroplastie bipolaire 175 patients traités avec PTH à double mobilité Suivi moyen = 2 ans	Groupe double mobilité : - Taux de luxation : 4,6% - Taux de reprise PTH toutes causes : 9,1%
Mohammed et al. 2015²⁰	Rétrospective	NOVAE SUNFIT (Serf), press-fit NOVAE STICK (Serf), cimentée	44 PTH (37 non cimentées et 7 cimentées) Suivi moyen = 22 mois	Taux de luxation : 0%

Les études ne rapportant pas de résultat clinique, les résumés d'études^{21, 22, 23, 24, 25, 26, 27}, les communications dans le cadre de congrès^{28 29 30 31} et les études ne différenciant pas les résultats de cotyles cimentés et non cimentés^{32, 33, 34, 35, 36, 37} n'ont pas été retenues.

¹⁶ Hamadouche M, Arnould H, Bouxin B. Is a cementless dual mobility socket in primary THA a reasonable option? Clin Orthop Relat Res. 2012;470(11):3048-53.

¹⁷ Combes A, Migaud H, Girard J, Duhamel A, Fessy MH. Low rate of dislocation of dual-mobility cups in primary total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2013;471(12):3891-900.

¹⁸ Jakobsen T, Kappel A, Hansen F, Krarup N. The dislocating hip replacement - revision with a dual mobility cup in 56 consecutive patients. Open Orthop J. 2014; 11(8):268-71.

¹⁹ Bensen AS, Jakobsen T, Krarup N. Dual mobility cup reduces dislocation and re-operation when used to treat displaced femoral neck fractures. Int Orthop. 2014;38(6):1241-5.

²⁰ Mohammed R, Hayward K, Mulay S, Bindi F, Wallace M. Outcomes of dual-mobility acetabular cup for instability in primary and revision total hip arthroplasty. J Orthop Traumatol. 2015;16(1):9-13.

²¹ Philippot R, Meucci JF, Boyer B, Farizon F. Modern dual-mobility cup implanted with an uncemented stem: about 100 cases with 12-year follow-up. Surg Technol Int. 2013;23:208-12.

²² Semenowicz J, Mroccka A, Kajzer A, Kajzer W, Koczy B, Marciniak J. Total hip arthroplasty using cementless advantage cup in patients with risk of hip prosthesis instability. Ortop Traumatol Rehabil. 2014;16(3):253-63.

²³ Vigdorchik JM, D'Apuzzo MR, Markel DC, Malkani AL, Raterman S, Sharpe KP, Cornell CN, Westrich GH. Lack of early dislocation following total hip arthroplasty with a new dual mobility acetabular design. Hip Int. 2015;25(1):34-8.

²⁴ Epinette JA, Béracassat R, Tracol P, Pagazani G, Vandenbussche E. Are modern dual mobility cups a valuable option in reducing instability after primary hip arthroplasty, even in younger patients? J Arthroplasty. 2014;29(6):1323-8.

²⁵ Prudhon JL. Dual-mobility cup and cemented femoral component: 6 year follow-up results. Hip Int. 2011;21(6):713-7.

²⁶ Leclercq S, el Blidi S, Aubriot JH. Bousquet's device in the treatment of recurrent dislocation of a total hip prosthesis. A propos of 13 cases. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 1995;81(5):389-94.

²⁷ Bauchu P, Bonnard O, Cyrès A, Fiquet A, Girardin P, Noyer D. The dual-mobility POLARCUP: first results from a multicenter study. Orthopedics. 2008;31(12 Suppl 2).

²⁸ Wegrzyn J, Guyen O, Carret J-P. Double mobilité dans les révisions prothétiques de hanche. Journées lyonnaises de chirurgie de la hanche, 2008.

²⁹ Rouvillain J-L, Garron E, Daoud W, Catonné Y. Complications des PTH à double mobilité. 26èmes Journées d'Orthopédie de Fort de France, 2006

³⁰ Philippot R, Farizon F, Lecuire F, Adam P, Fessy M-H. Cupule à double mobilité chez les sujets de moins de 50 ans. Symposium de la Société Française de Chirurgie de la Hanche et du Genou, 2004

³¹ Leclercq S, Richter D, Martin D, Lemarchal P, Aubriot J-H. Reconstruction acétabulaire dans les révisions de prothèses totales de hanche pour descellement – Cupule de Bousquet impactée sur greffe. Table ronde de la Société d'Orthopédie de l'Ouest, 2005

³² Guyen O, Pibarot V, Vaz G, Chevillotte C, Carret JP, Bejui-Hugues J. Unconstrained tripolar implants for primary total hip arthroplasty in patients at risk for dislocation. J Arthroplasty. 2007;22(6):849-58.

³³ Mertl P, Combes A, Leiber-Wackenheim F, Fessy MH, Girard J, Migaud H. Recurrence of dislocation following total hip arthroplasty revision using dual mobility cups was rare in 180 hips followed over 7 years. HSS J. 2012;8(3):251-6.

³⁴ Guyen O, Pibarot V, Vaz G, Chevillotte C, Béjui-Hugues J. Use of a dual mobility socket to manage total hip arthroplasty instability. Clin Orthop Relat Res. 2009;467(2):465-72.

04.1.1.3. DONNEES SPECIFIQUES

Etude de suivi post-commercialisation³⁸

Il s'agit d'une analyse réalisée à partir d'un registre prospectif de suivi mis en place en 2005 par l'industriel et impliquant 18 chirurgiens dans 14 établissements français. Entre 2005 et 2018, 1299 cotyles à double mobilité de la société Evolutis ont été implantés chez 1235 patients et inscrits dans le registre.

Les patients de l'étude sélectionnés sont ceux ayant reçu au moins un cotyle à double mobilité et pour lesquels une visite de contrôle, au moins 3 ans après l'intervention, a été réalisée. Sur 738 prothèses implantées depuis plus de 3 ans, 194 ont fait l'objet d'une visite de contrôle à 3 ans et plus après l'intervention. L'analyse porte donc sur une sélection de 194/738 (26%) prothèses implantées depuis plus de 3 ans par 6 chirurgiens dans 5 centres. Les cotyles inclus dans l'analyse sont CAPITOLE I (n=38), CAPITOLE U (n=23), CAPITOLE T (n=8) et CAPTIV DM (n=51) ; dans 74 cas, la référence de cotyle n'est pas précisée. La durée de suivi disponible est en moyenne de 4,4 ans et au maximum de 9 ans.

Cette étude rapporte que l'abord chirurgical était principalement postéro latéral (87%). Les patients étaient majoritairement des femmes (51,9%). L'âge moyen était de 75,3 ans. Parmi cette sélection de cotyles, aucune reprise, quelle qu'en soit la cause, n'a été nécessaire.

Les cotyles CAPITOLE I, CAPITOLE U et CAPITOLE T n'ont fait l'objet d'aucune reprise, de même que CAPTIV DM.

Le score fonctionnel PMA³⁹ était renseigné chez tous les patients sélectionnés. Il était en moyenne de 17,5 [12 ; 18]. Le score de Harris disponible chez 57/194 patients n'est pas rapporté ici. Les résultats fonctionnels spécifiques aux cotyles CAPITOLE (sans ciment) ne sont pas individualisés.

Le registre porte sur un nombre limité de centres (n=5) et le taux d'exhaustivité du registre dans ces centres n'est pas disponible. Seuls les résultats des cotyles ayant au moins 3 ans de suivi ont été pris en compte ; ceux ayant un suivi plus court n'ont pas été analysés et leurs complications, le cas échéant, n'ont pas été rapportées ; il s'agit d'un biais majeur de sélection empêchant toute exploitation des résultats de cette étude pour CAPITOLE I, CAPITOLE T et CAPITOLE U. Concernant CAPITOLE U, les résultats disponibles ne permettent pas de savoir si des pattes optionnelles ont été posées.

Etude de Hourlier⁴⁰

Il s'agit d'une étude monocentrique réalisée auprès de patients âgés de plus de 70 ans et nécessitant la pose d'un implant articulaire de hanche, en première intention.

41 implants EVIDENCE sans ciment à plots (autre nom commercial des cotyles CAPITOLE T) ont été posés chez 40 patients. Le recueil des données est prospectif et le suivi moyen est de 103 jours.

³⁵ Philpott R, Adam P, Reckhaus M, Delangle F, Verdot F-, Curvale G et al. Prevention of dislocation in total hip revision surgery using a dual mobility design. Orthop Traumatol Surg Res. 2009;95(6):407-13.

³⁶ Adam P, Philippe R, Ehlinger M, Roche O, Bonnomet F, Molé D et al.; French Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SoFCOT). Dual mobility cups hip arthroplasty as a treatment for displaced fracture of the femoral neck in the elderly. A prospective, systematic, multicenter study with specific focus on postoperative dislocation. Orthop Traumatol Surg Res. 2012;98(3):296-300.

³⁷ Philippeau JM, Durand JM, Carret JP, Leclercq S, Waast D, Gouin F. Dual mobility design use in preventing total hip replacement dislocation following tumor resection. Orthop Traumatol Surg Res. 2010;96(1):2-8.

³⁸ Etude de non publiée (protocole et rapport d'étude fournis datés de janvier 2018) réalisée à partir d'un registre prospectif de suivi post commercialisation mis en place par l'industriel ; date d'extraction des données : janvier 2018.

³⁹ Le score PMA est un score fonctionnel évaluant la douleur, la mobilité et la stabilité. Il est gradué de 0 à 18. 18 pour une hanche parfaite, 0 pour un très mauvais résultat.

⁴⁰ Etude non publiée dont le protocole (octobre 2012) et le rapport d'étude (février 2018) ont été fournis.

Aucune reprise, ni luxation n'est décrite.

L'efficacité à court terme (entre 6 semaines et 3 mois) a été mesurée à l'aide des scores HHS⁴¹ et OHS⁴²

Score	Préopératoire N=40	Post opératoire entre S6 et M3 N=35
HHS	32,1 +/- 16,5	75,6 +/- 16,4
OHS	17,3 +/- 8,4	32,7 +/- 9

Les études d'Avedikian et de Limouzy, non publiées, pour lesquelles le protocole et le rapport d'étude n'ont pas été fournis et dont les patients ont potentiellement été inclus dans l'analyse du suivi post commercialisation, n'ont pas été retenues.

04.1.1.4. ÉVÉNEMENTS INDESIRABLES

4.1.1.4.1. ÉVÉNEMENTS INDESIRABLES DES ESSAIS CLINIQUES

L'étude Hourlier⁴⁰ rapporte deux complications, l'une per opératoire, l'autre post opératoire sans en préciser la nature.

4.1.1.4.2. MATÉRIOVIGILANCE

Les données issues de la matériovigilance transmises par le demandeur rapportent qu'entre 2012 et 2017, en France :

- Pour CAPITOLE I, plus de 3 000 cotyles ont été commercialisés ; deux ont fait l'objet d'une déclaration de matériovigilance en raison d'une luxation intra prothétique et d'un blocage de l'insert dans la cupule.
- Pour CAPITOLE U, plus de 4 000 cotyles ont été commercialisés ; deux ont fait l'objet d'une déclaration de matériovigilance en raison d'une luxation intra prothétique et d'un problème lié au montage des pattes de fixation. L'industriel rapporte que d'autres incidents impliquant ce cotyle n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de matériovigilance : 5 concernent des problèmes de montage d'une patte ou d'un crochet en per opératoire.
- Pour CAPITOLE R et T, plus de 3 000 cotyles ont été commercialisés ; trois ont fait l'objet d'une déclaration de matériovigilance en raison d'une luxation intra prothétique, d'un blocage de l'insert dans la cupule et d'un défaut lors de l'impaction d'un plot.

04.1.1.5. DONNÉES MANQUANTES

Des données complémentaires sur l'évaluation de la survie à long terme, le taux de luxation et le descellement aseptique des patients utilisant les cotyles CAPITOLE / EVIDENCE (sans ciment) restent nécessaires.

Au total, les cotyles à insert à double mobilité CAPITOLE I et CAPITOLE T sont commercialisés en Europe depuis 2008, les cotyles CAPITOLE U depuis 2006 et les cotyles CAPITOLE R depuis 2012.

L'argumentaire d'équivalence technique repose sur la comparaison de critères macroscopiques montrant des similitudes et des différences techniques avec différents cotyles. La demande repose sur une étude clinique issue de l'analyse du registre de suivi post commercialisation³⁸ pour les cotyles CAPITOLE I, T et U. Pour les cotyles suivis, aucune reprise n'est rapportée avec 4,4 ans de suivi moyen. Compte tenu du biais majeur de sélection des prothèses prises en compte dans cette étude, ces résultats ne peuvent être

⁴¹ Le Harris Hip Score est constitué de 10 items. Le résultat est compris en 0 et 100 points. Un score qui augmente traduit une amélioration des résultats pour le patient.

⁴² L'Oxford Hip Score (OHS) est constitué de 12 items gradués de 0 à 4. Le résultat est compris en 0 et 48 points. Un score qui augmente traduit une amélioration des résultats pour le patient.

interprétés. De plus, pour CAPITOLE U, aucune information n'est apportée sur l'ajout de patte optionnelle, cette spécificité a fait l'objet de plusieurs signalements d'incidents dans les données de matériovigilance fournies par le demandeur.

Pour les cotyles CAPITOLE T / EVIDENCE Ti/HAC avec 2 plots, une autre étude⁴⁰ est fournie. Elle rapporte des résultats à court terme en faveur de l'utilisation de ce modèle.

Pour CAPITOLE R, aucune donnée spécifique n'est disponible.

04.1.2. PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE

La mise en place d'une prothèse de hanche est le dernier recours pour les pathologies articulaires concernées.

Les prothèses totales de hanche diffèrent par leur mode de fixation (avec ou sans ciment), par le dessin du cotyle (simple ou double mobilité) et par les matériaux constituant le couple de frottement de l'articulation prothétique (métal-polyéthylène, céramique-polyéthylène, céramique-céramique, métal-métal). Le polyéthylène peut être conventionnel ou hautement réticulé.

Les cotyles à double mobilité visent à éviter les luxations.

Deux modes de fixation peuvent être envisagés pour les cotyles à double mobilité: fixation non cimentée avec impaction en force de la cupule dans la cavité cotyloïdienne (fixation press-fit) ou fixation cimentée. La fixation en press-fit est recommandée lorsque le lit osseux du patient est de bonne qualité

La Commission estime que, compte tenu de l'intérêt des prothèses à insert à double mobilité dans la prévention des luxations, du recul d'utilisation de ces prothèses et malgré le caractère limité des données spécifiques disponibles, les cotyles CAPITOLE T / EVIDENCE Ti/HAC avec 2 plots ont un intérêt dans les indications suivantes :

- Arthroplastie de première intention chez les patients ayant un risque de luxation très élevé (atteintes neurologiques sévères, troubles neuropsychiatriques, addictions et grandes défaillances neuromusculaires),*
- Arthroplastie de reprise dans les cas de luxations itératives et chez les patients ayant un risque de luxation élevé.*

La fixation press-fit est recommandée lorsque le lit osseux du patient est de bonne qualité.

Les données cliniques disponibles pour les autres modèles proposés (CAPITOLE I Ti/HAC, CAPITOLE U Ti/HAC, CAPITOLE R Ti/HAC, EVIDENCE Ti/HAC Révision) ne permettent pas d'établir leur place dans la stratégie thérapeutique des indications revendiquées.

04.1.3. CONCLUSION SUR L'INTERET DU PRODUIT

Au vu des données disponibles rapportant des résultats à court terme favorables en matière de prévention des luxations chez des patients à risque, la Commission a trouvé un intérêt thérapeutique aux cotyles CAPITOLE T / EVIDENCE Ti/HAC avec 2 plots.

Au regard des limites d'interprétation des données cliniques disponibles pour les autres modèles de cotyles CAPITOLE / EVIDENCE sans ciment (CAPITOLE I Ti/HAC, CAPITOLE U Ti/HAC, CAPITOLE R Ti/HAC, EVIDENCE Ti/HAC Révision), leur intérêt ne peut pas être déterminé.

04.2. INTERET DE SANTE PUBLIQUE

04.2.1. GRAVITE DE LA PATHOLOGIE

Les prothèses totales de hanche sont indiquées pour traiter les coxopathies symptomatiques évoluées de la hanche, dominées par l'arthrose primitive ou secondaire, la polyarthrite rhumatoïde et la nécrose aseptique de la tête fémorale ainsi que pour traiter les fractures du col du fémur. Les coxopathies sont caractérisées par la destruction du cartilage de l'articulation de la hanche. Les symptômes principaux sont des douleurs aiguës ou chroniques, accompagnées d'une limitation des mouvements, entraînant une dégradation de la qualité de vie des patients, et une incapacité fonctionnelle partielle ou totale. Le remplacement de l'articulation de la hanche par une prothèse est la solution ultime du traitement de l'arthrose (ou autre coxopathie) lorsque les médicaments sont devenus inefficaces. Les fractures du col fémoral sont consécutives à un traumatisme violent dans 10 % des cas, à une pathologie locale dans 1 % des cas, et le plus souvent à une chute banale chez des sujets dont la résistance osseuse est diminuée. Les patients traités sans intervention chirurgicale subissent une perte d'autonomie physique. Ils se déplacent, après quelques semaines, à l'aide de deux cannes béquilles ou d'un déambulateur. Les séquelles fonctionnelles sont majeures, dans un contexte de désocialisation fréquent.

Les pathologies nécessitant la mise en place d'une prothèse totale de hanche sont à l'origine d'un handicap définitif et d'une dégradation marquée de la qualité de vie.

04.2.2. ÉPIDEMIOLOGIE DE LA PATHOLOGIE

L'incidence des coxopathies symptomatiques (en considérant la pose d'une prothèse de hanche comme un bon indicateur de l'existence d'une telle pathologie) est estimée à 81 249 personnes par an, selon les données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) 2017.

04.2.3. IMPACT

Les cotyles CAPITOLE / EVIDENCE (sans ciment) répondent à un besoin déjà couvert par les autres types de prothèses totales de hanche inscrits sur la LPPR.

04.2.4. CONCLUSION SUR L'INTERET DE SANTE PUBLIQUE

Compte tenu de la gravité et de la prévalence importante des coxopathies symptomatiques dans la population française, ainsi que de l'amélioration fonctionnelle apportée par l'arthroplastie de la hanche chez les patients atteints, il existe un intérêt de santé publique des prothèses totales de hanche.

En conclusion, la Commission Nationale d'Evaluation des Dispositifs médicaux et des Technologies de Santé estime que le Service Attendu du cotyle à double mobilité CAPITOLE T / EVIDENCE Ti/HAC avec 2 plots associant une cupule non cimentée à un insert en polyéthylène conventionnel est suffisant pour une inscription sous nom de marque sur la liste des produits et prestations remboursables dans les indications suivantes :

- **Arthroplastie de première intention chez les patients ayant un risque de luxation très élevé (atteintes neurologiques sévères, troubles neuropsychiatriques, addictions et grandes défaillances neuromusculaires)**
- **Arthroplastie de reprise dans les cas de luxations itératives et chez les patients ayant un risque de luxation élevé.**

La fixation en press-fit est recommandée lorsque le lit osseux du patient est de bonne qualité.

Par ailleurs, compte tenu limites d'interprétation des données cliniques disponibles pour les autres modèles proposés, la Commission Nationale d'Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé estime que le service attendu des modèles de cotyles CAPITOLE / EVIDENCE (sans ciment) CAPITOLE I Ti/HAC, CAPITOLE U Ti/HAC, CAPITOLE R Ti/HAC et EVIDENCE Ti/HAC Révision est insuffisant pour l'inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale.

05 ÉLEMENTS CONDITIONNANT LE SERVICE ATTENDU

05.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES MINIMALES

Aucune exigence supplémentaire par rapport aux spécifications techniques proposées par le fabricant.

05.2. MODALITES D'UTILISATION ET DE PRESCRIPTION

Sans objet.

06 AMELIORATION DU SERVICE ATTENDU

06.1. COMPAREUR(S) RETENU(S)

En l'absence de données cliniques comparatives, les comparateurs retenus par la Commission pour les cotyles à double mobilité mobilité CAPITOLE T / EVIDENCE Ti/HAC avec 2 plots sont les cotyles à simple mobilité associés à un insert en polyéthylène conventionnel.

06.2. NIVEAU(X) D'ASA

En l'absence d'étude clinique comparative pour les cotyles à insert à double mobilité associant les cupules non cimentées CAPITOLE T / EVIDENCE Ti/HAC avec 2 plots à un insert en polyéthylène conventionnel, la Commission s'est prononcée pour une absence d'amélioration du service attendu (ASA V) par rapport aux cotyles à simple mobilité avec un insert en polyéthylène conventionnel.

07 ETUDES COMPLEMENTAIRES DEVANT ETRE PRESENTEES A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION

Celles définies par la Commission pour les cotyles à insert à double mobilité, dans son avis du 18 novembre 2014 relatif à la phase contradictoire des prothèses de hanche à savoir celles recueillant des données relatives au taux de luxation (intra- et extra-prothétique) et à la survie à long terme de ces implants (distinguant la reprise quelle que soit la cause et la reprise pour descellement aseptique).

08 DUREE D'INSCRIPTION PROPOSEE

5 ans.

09 POPULATION CIBLE

L'estimation de la population cible s'appuie sur celle réalisée par la CNEDIMTS en 2014 lors de la phase contradictoire relative à la nomenclature des prothèses de hanche.

La population cible est celle des patients candidats à une arthroplastie totale de hanche ayant un risque de luxation très élevé et des patients candidats à une arthroplastie de reprise dans le cas de luxation itératives ou avec un risque de luxation élevé.

En 2012, environ 111 000 hospitalisations ont été réalisées pour arthroplastie totale dans les établissements de court séjour en secteur public et privé selon les données du PMSI. Néanmoins, ces données ne permettent pas de connaître la proportion de patients avec un risque élevé de luxation.

Une approche par la population rejointe a été privilégiée. En prenant pour hypothèse que la population éligible à l'implantation d'un cotyle à double mobilité représente un sous-groupe des patients implantés avec des cotyles métal/polyéthylène conventionnel âgés de plus de 70 ans, une analyse des données du PMSI en secteur public en 2012 a montré que sur les 22 305 patients hospitalisés pour la pose d'une prothèse de hanche métal-polyéthylène conventionnel, 16 561 (74%) avaient plus de 70 ans. Compte tenu de la répartition homogène entre les secteurs publics et privés, le nombre de patients de plus de 70 ans ayant eu un cotyle métal /polyéthylène conventionnel serait, en 2012, de l'ordre de 30 000 tous secteurs confondus.

Le nombre annuel d'arthroplasties de hanche est resté relativement stable d'après les statistiques du code principalement utilisé pour décrire la pose de prothèse totale de hanche intitulé «Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale» (NEKA020).

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre d'actes de remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale de 2012 à 2017⁴³ :

2012	2013	2014	2015	2016	2017
NEKA020	85290	85280	85376	84179	82330	81 249

L'estimation faite en 2012 des patients susceptibles de recevoir un cotyle à double mobilité n'est pas remise en cause.

La population cible des patients susceptibles de recevoir un cotyle à double mobilité serait au maximum de 30 000 patients par an.

⁴³ ATIH. Statistiques - Utilisation des codes diagnostics principaux ou actes classants dans les bases.
<http://www.scansante.fr/applications/statistiques-activite-MCO-par-diagnostic-et-actes/submit?snatnav=&snatdoc=&mbout=&annee=2016&base=deux&typt=ccam&code=NEKA020&ok=Lancer+le+traitement+niveau=0&codh=0000000000> [consulté le 12/03/2019]