**AVIS SUR LES
DISPOSITIFS
MÉDICAUX****ATOMISOR AERODJINN /
ATOMISOR NL9M****Système de nébulisation pour aérosolthérapie****Renouvellement et modification des conditions d'inscription****Adopté par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé le 8 juin 2021****Faisant suite à l'examen du 8 juin 2021, la CNEDiMTS a adopté l'avis le 8 juin 2021****Demandeur** : DTF MEDICAL – La Diffusion Technique Française (France)**Fabricant** : DTF MEDICAL – La Diffusion Technique Française (France)Les modèles et références sont ceux proposés par le demandeur dans le [chapitre 1.2](#)**L'essentiel**

Indications retenues :	Aérosolthérapie par nébulisation dans le traitement des affections respiratoires et de la mucoviscidose : <ul style="list-style-type: none">– pour l'administration de médicaments ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché pour cette voie d'administration et, le cas échéant, selon les conditions de prescription du médicament définies par l'autorisation de mise sur le marché,– ou pour l'administration de dispositifs médicaux destinés à la nébulisation inscrits sur la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L 165-1 du code de la Sécurité sociale et, le cas échéant, selon les conditions de prescription définies pour le dispositif médical.
Service rendu (SR)	Suffisant
Comparateurs retenus	Autres systèmes de nébulisation inscrits sur la LPPR
Amélioration du Service rendu (ASR)	ASR de niveau V
Type d'inscription	Nom de marque
Durée d'inscription	5 ans

Données analysées	Les performances techniques du système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M ont été évaluées selon la norme internationale NF EN ISO 27427.
Éléments conditionnant le Service rendu (SR) – Spécifications techniques – Modalités de prescription et d'utilisation	<p>Les documents d'information doivent être mis en conformité avec les exigences définies dans l'avis du 10 janvier 2007.</p> <p>Telles que définies dans l'avis du 10 janvier 2007.</p>
Études complémentaires devant être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription	Aucune étude post-inscription spécifique n'est attendue pour le renouvellement d'inscription. Toutefois, la demande de renouvellement devra apporter les données disponibles actualisées conformément aux recommandations du guide pratique pour l'inscription au remboursement des produits et prestations.
Population cible	Entre 130 900 et 180 900 patients par an.

Avis 1 définitif

Sommaire

1. Objet de la demande	4
1.1 Qualification de la demande	4
1.2 Modèles et références	4
1.3 Conditionnement	4
1.4 Revendications du demandeur	4
2. Historique du remboursement	5
3. Caractéristiques du produit	5
3.1 Marquage CE	5
3.2 Description	5
3.3 Fonctions assurées	6
3.4 Prestations associées	6
4. Service rendu (SR)	7
4.1 Intérêt du produit	7
4.2 Intérêt de sante publique	10
4.3 Conclusion sur le Service rendu (SR)	11
5. Éléments conditionnant le Service rendu (SR)	12
5.1 Spécifications techniques minimales	12
5.2 Modalités d'utilisation et de prescription	12
6. Amélioration du Service rendu (ASR)	12
6.1 Comparateurs retenus	12
6.2 Niveau d'ASR	12
7. Études complémentaires devant être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription	12
8. Durée d'inscription proposée	12
9. Population cible	13

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr

Le présent avis est publié sous réserve des droits de propriété intellectuelle

Haute Autorité de santé – Service communication et information

5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00

© Haute Autorité de santé – juin 2021

1. Objet de la demande

1.1 Qualification de la demande

Demande de renouvellement et modification des conditions d'inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale (LPPR dans la suite du document).

La demande de modification d'inscription porte sur le changement de nom du compresseur : ATOMISOR AERODJINN à la place de ATOMISOR DJINN.

1.2 Modèles et références

La demande concerne le système de nébulisation composé du compresseur ATOMISOR AERODJINN (référence AJ) associé au nébuliseur ATOMISOR NL9M.

1.3 Conditionnement

Unitaire.

Conditionnement comprenant les éléments suivants : compresseur, nébuliseur, cordon d'alimentation et notice.

1.4 Revendications du demandeur

1.4.1 Indications revendiquées

La demande de renouvellement d'inscription concerne les indications suivantes :

Aérosolthérapie par nébulisation dans le traitement des affections respiratoires et de la mucoviscidose :

- pour l'administration de médicaments ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché pour cette voie d'administration et, le cas échéant, selon les conditions de prescription du médicament définies par l'autorisation de mise sur le marché,
- ou pour l'administration de dispositifs médicaux destinés à la nébulisation inscrits sur la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L 165-1 du code de la Sécurité sociale et, le cas échéant, selon les conditions de prescription définies pour le dispositif médical.

1.4.2 Comparateur revendiqué

Le comparateur revendiqué est le système de nébulisation ABOX.

1.4.3 ASR revendiquée

Le demandeur ne revendique pas d'amélioration du service rendu (ASR V) par rapport au système de nébulisation ABOX.

2. Historique du remboursement

Les dispositifs sont proposés en location par les prestataires de service, l'exception des consommables (nébuliseurs, tubulures, interfaces) nécessaires à la réalisation de la nébulisation qui sont à patient unique. Les systèmes de nébulisation pris en charge par le biais de ces forfaits de location sont inscrits sous nom de marque à la LPPR. La Commission avait proposé, par avis du 10 janvier 2007¹, leur inscription sous description générique. Cet avis a défini les indications, les spécifications techniques, les conditions de prescription et d'utilisation ainsi que le contenu de la prestation.

Le système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M a été évalué pour la première fois par la Commission en 2015. Sa prise en charge par l'Assurance Maladie, sous nom de marque, fait suite à l'arrêté² du 21/09/2016 (Journal officiel du 27/09/2016).

3. Caractéristiques du produit

3.1 Marquage CE

Classe IIa, notification par LNE-GMED (n°0459), France.

3.2 Description

Système de nébulisation pneumatique, constitué d'un compresseur (ATOMISOR AERODJINN) et d'un nébuliseur (ATOMISOR NL9M). La préparation à administrer est nébulisée sous l'effet d'un gaz comprimé produit par le compresseur (effet Venturi).

Le compresseur est composé :

- d'un cordon électrique reliant le compresseur au secteur,
- d'un boîtier contenant la pompe qui produit l'air comprimé et l'interrupteur de commande marche / arrêt.

Caractéristiques techniques	ATOMISOR AERODJINN
Poids	1,9 kg
Dimension (L x H x P)	22 x 12 x 17,5 cm
Niveau sonore	< 63 dBA
Pression d'utilisation	> 400 hPa
Pression de service avec nébuliseurs	> 1,3 bars
Débit maximal	5,15 L/min

¹ Haute Autorité de Santé. [Avis de la Commission d'Évaluation des Produits et Prestations du 10 janvier 2007](#) sur les Systèmes de nébulisation pour aérosolthérapie. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2007.

² Arrêté du 21/09/2016 relatif à l'inscription du compresseur ATOMISOR DJINN AJ associé au nébuliseur ATOMISOR NL9M de la société DTF MEDICAL au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République Française le 27/09/2016. <http://www.legifrance.gouv.fr/> [consulté le 10/05/2021]

Le nébuliseur est composé :

- d'une cuve-réservoir, destinée à recevoir le médicament à nébuliser,
- d'une chambre de réception de l'aérosol produit (corps du nébuliseur),
- d'un embout buccal (les patients non coopératifs peuvent utiliser un masque bucco-nasal),
- d'un tuyau de raccordement au compresseur, qui assure l'acheminement de l'air comprimé. Ces éléments sont démontables et nettoyables.

Ces éléments sont démontables et nettoyables.

Les caractéristiques techniques du nébuliseur ATOMISOR NL9M sont décrites dans le tableau suivant :

Caractéristiques techniques	ATOMISOR NL9M
Volume de remplissage maximum	1 mL
Volume de remplissage maximum	6 mL

3.3 Fonctions assurées

Transformation d'une solution ou d'une suspension en aérosol.

3.4 Prestations associées

Les systèmes de nébulisation sont proposés à la location par l'intermédiaire d'un prestataire de services et distributeur de matériel. Dans son avis du 10 janvier 2007¹, la Commission avait recommandé que les prestations suivantes soient intégrées :

- la mise à disposition du matériel,
- l'éducation du patient,
- la maintenance du matériel,
- un service d'astreinte,
- la livraison (optionnelle).

Les forfaits correspondants au système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M sont les forfaits relatifs aux systèmes de nébulisation pneumatiques sans humidificateur. Il s'agit :

- de forfaits de location hebdomadaire, appliqués en fonction de la durée de la location (courte durée discontinue, jusqu'à la 65ème semaine, au-delà de la 65ème semaine) :
- respectivement 101C03.11, 101C03.121, 101C03.122, pour le traitement des affections respiratoires,
- respectivement 101C05.11, 101C05.121, 101C05.122, pour le traitement de la mucoviscidose à forme respiratoire,
- des forfaits d'achat des consommables (achat du kit nébuliseur et masque pour les systèmes de nébulisation pneumatiques, renouvellement du masque) :
- respectivement 101C03.13 et 101C03.14 pour le traitement des affections respiratoires,
- respectivement 101C05.13 et 101C05.14 pour le traitement de la mucoviscidose à forme respiratoire.

4. Service rendu (SR)

4.1 Intérêt du produit

4.1.1 Analyse des données : évaluation de l'effet thérapeutique / effets indésirables, risques liés à l'utilisation

4.1.1.1 Rappel des avis précédemment émis par la commission

Dans son rapport du 10 janvier 2007^{Erreur ! Signet non défini.} sur les systèmes de nébulisation pour aérosol-thérapie, la Commission a défini qu'un système de nébulisation était un dispositif médical comprenant toutes les parties nécessaires à la conversion d'un liquide en aérosol pour permettre son inhalation. Les systèmes de nébulisation sont destinés à administrer des produits dans les voies aériennes. Il s'agit de médicaments ayant l'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour cette voie d'administration ou de dispositifs médicaux destinés à la nébulisation.

Le rapport du 10 janvier 2007^{Erreur ! Signet non défini.} définit les spécifications techniques nécessaires à l'inscription de ces systèmes sur la LPPR qui devaient être validées selon la norme NF EN 13544-1 relative aux systèmes de nébulisation et leurs composants (février 2002) décrivant, notamment, la méthode d'essai pour le débit d'aérosol produit et le calibrage des particules. Cette norme a été remplacée depuis le 16 novembre 2019 par la norme NF EN ISO 27427³, relative au matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire - Systèmes de nébulisation et ses composants.

L'efficacité du traitement est celle du médicament ou du dispositif médical. Le système de nébulisation doit permettre d'obtenir des particules de taille suffisamment réduite pour atteindre la cible voulue. Selon la norme NF EN ISO 27427, on considère que les particules d'aérosol ayant un diamètre aérodynamique :

- > 5 µm se déposent dans les voies aériennes supérieures,
- compris entre 2 et 5 µm se déposent dans les voies aériennes inférieures, et,
- < 2 µm se déposent dans les alvéoles.

Dans son avis du 21/07/2015⁴, la Commission s'est prononcée pour un service attendu suffisant concernant le système de nébulisation ATOMISOR DJINN / ATOMISOR NL9M, avec une ASA de niveau V par rapport aux autres systèmes de nébulisation, sur la base des éléments suivants : contrôle des performances techniques selon la norme NF EN 13544-1⁵. Le système de nébulisation ATOMISOR DJINN / ATOMISOR NL9M permet d'obtenir des particules dont les caractéristiques granulométriques correspondent aux recommandations pour le traitement des affections respiratoires.

Aucune donnée clinique spécifique n'avait été transmise.

4.1.1.2 Données non spécifiques

³ Norme NF EN ISO 27427 - Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Systèmes de nébulisation et ses composants (septembre 2019).

⁴ Avis de la Commission du 21 juillet 2015, relatif au compresseur ATOMISOR DJINN et nébuliseur ATOMISOR NL9M, système de nébulisation pour aérosolthérapie. HAS ; 2015. [\[lien\]](#)

⁵ Norme NF EN 13544-1 - Matériel respiratoire thérapeutique : partie 1 : système de nébulisation et leurs composants (février 2002).

Le demandeur a fourni 6 publications non spécifiques^{6,7,8,9,10,11} au couple ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M, 1 méta-analyse¹² et 2 recommandations^{13,14}.

Parmi ces données non spécifiques, aucune de ces données non spécifiques n'a été retenue au motif qu'elles sont antérieures au dernier avis de la Commission (2015¹⁵) concernant le compresseur ATOMISOR DJINN et le nébuliseur ATOMISOR NL9M^{6,7,8,9,10,11,12,13,14}

et :

- qu'elle portait sur une faible effectif⁶
- qu'elles étaient non comparatives et évaluaient des performances techniques d'autres systèmes de nébulisation^{7,10,11}
- que les objectifs n'étaient pas en lien avec la demande^{8,9}

4.1.1.3 Données spécifiques

Aucune donnée clinique spécifique au système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M n'a été fournie. Les données disponibles sont de nature technique.

Les performances techniques du système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M ont été évaluées selon la norme NF EN ISO 27427 de 2019³, par le service recherche et développement sur les aérosols AERODRUG, avec une solution de Salbutamol.

Les performances techniques du système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M sont décrites dans le tableau suivant :

Paramètres	Résultats
Débit d'aérosol produit	0,10 ± 0,01 ml/min
Fraction inhalable d'aérosol	19 ± 1,9%
Taille des particules (MMAD)	4,2 ± 0,7 µm
% des particules de diamètre < 5 µm	60 ± 8 %
Durée de nébulisation en condition standard de ventilation	5,0 ± 0,4 min

MMAD : Diamètre aérodynamique de masse médian

⁶ Clavel A, Boulaméry A, Bosdure E, Luc C, Lanteaume A, Gorincour G. *et al.* Nebulisers comparison with inhaled tobramycin in young children with cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2007 Apr;6(2):137-43.

⁷ Diot P, Le Pape A, Boissinot E, Lemarié E. Characterization by isotope method of the performance of the pneumatic nebulizer NL9 Atomizer in the production of colistin, tobramycin and amiloride aerosols. Rev Mal Respir. 1994;11(6):573-8.

⁸ Majoral C, Vecellio L, Grimbert D, de Monte M, le Guellec C, Ingremeau V. *et al.* New ipratropium formulation to decrease nebulization time. Respir Med. 2007 Feb;101(2):237-45.

⁹ Vecellio L, Abdelrahim ME, Montharu J, Galle J, Diot P, Dubus JC. Disposable versus reusable jet nebulizers for cystic fibrosis treatment with tobramycin. J Cyst Fibros. 2011 Mar;10(2):86-92.

¹⁰ Vecellio L, Guérin C, Grimbert D, De Monte M, Diot P. In vitro study and semiempirical model for aerosol delivery control during mechanical ventilation. Intensive Care Med. 2005 Jun;31(6):871-6.

¹¹ Vecellio L, Kippax P, Rouquette S, Diot P. Influence of realistic airflow rate on aerosol generation by nebulizers. Int J Pharm. 2009 Apr 17;371(1-2):99-105.

¹² Daniels T, Mills N, Whitaker P. Nebuliser systems for drug delivery in cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Apr 30;(4):CD007639.

¹³ Laube BL, Janssens HM, De Jongh FHC, Devadason SG, Dhand R, Diot P, Everard ML, *et al.* What the pulmonary specialist should know about the new inhalation therapies. Eur Respir J. 2011 Jun;37(6):1308-31.

¹⁴ Sapet A, Oudyo M, Dubus JC. Traitements inhalés en pédiatrie. Rev Pneumol Clin. 2013 aug ;69(4):198-206.

¹⁵ Avis de la Commission du 21 juillet 2015, relatif au compresseur ATOMISOR DJINN et nébuliseur ATOMISOR NL9M, système de nébulisation pour aérosolthérapie. HAS ; 2015. [\[lien\]](#)

Au vu des caractéristiques techniques transmises, la majorité des particules se déposent dans les voies aériennes inférieures.

4.1.1.4 Événements indésirables

Événements indésirables des essais cliniques

Aucun événement indésirable n'est mentionné dans les études fournies.

Matériorigilance

Les données issues de la matériorigilance transmises par le demandeur ne rapportent aucun cas de matériorigilance concernant le compresseur ATOMISOR AERODJINN et le nébuliseur ATOMISOR NL9M.

4.1.1.5 Bilan des données

En conclusion, les données fournies reposent sur les performances techniques du système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M évaluées selon la norme NF EN ISO 27427. Ces données montrent une taille des particules générées par le système de nébulisation permettant à ces particules d'atteindre notamment les voies aériennes inférieures.

4.1.2 Place dans la stratégie thérapeutique

La *European Respiratory Society* (ERS) et la *International Society for Aerosols in Medicine* (ISAM) ont publié des recommandations sur l'aérosolthérapie en 2011¹⁶.

L'aérosolthérapie est utilisée dans la prise en charge de l'asthme, de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), de la mucoviscidose, de l'hypertension artérielle pulmonaire et de certaines pathologies infectieuses.

Les produits autorisés pour une administration par voie inhalée sont des bronchodilatateurs, des anti-inflammatoires, des antibiotiques, des mucolytiques, des agents vasodilatateurs (analogues de la prostacycline)¹⁷. Pour leur administration, on dispose d'aérosols doseurs de liquide (utilisables avec une chambre d'inhalation) ou de poudre sèche et des systèmes de nébulisation. Le choix du dispositif d'inhalation dépend des formes disponibles pour le médicament choisi et du patient (notamment sa capacité à utiliser de façon efficace le dispositif).

Le système de nébulisation sert de vecteur à l'administration d'un produit par voie inhalée. Son service attendu est conforme au service attendu du produit à administrer (médicament ou dispositif médical).

Dans l'asthme, les médicaments administrés par nébulisation ont une indication dans le traitement symptomatique des asthmes aigus graves et dans le traitement continu anti-inflammatoire de l'asthme persistant sévère de l'enfant. Seule la seconde indication relève d'une prise en charge à domicile.

¹⁶ « What the pulmonary specialist should know about the new inhalation therapies ». ERS/ISAM TASK FORCE REPORT. Eur Respir J 2011;37:1308-31. [\[lien\]](#)

¹⁷ ANSM - Répertoire des Spécialités Pharmaceutiques. [\[lien\]](#)

Dans la BPCO, les médicaments administrés par nébulisation (bronchodilatateurs et anti-inflammatoires) ont une indication dans les exacerbations de BPCO. Le choix de cette voie d'administration dépendra notamment de la dose à administrer et de la capacité du patient à utiliser le dispositif.

Dans la mucoviscidose, la nébulisation occupe une place importante dans la prise en charge de la maladie à domicile. En effet, pour certains produits (antibiotiques, mucolytiques), l'aérosolthérapie est actuellement la seule technique d'administration de la voie inhalée.

La place de la nébulisation dans la stratégie thérapeutique est différente selon les pathologies considérées.

Conclusion sur l'intérêt du produit

Au vu des données disponibles, la Commission a trouvé un intérêt thérapeutique au système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M. Cet intérêt est sous-tendu à l'efficacité du produit à administrer et aux caractéristiques granulométriques obtenues avec le système de nébulisation.

4.2 Intérêt de sante publique

4.2.1 Gravité de la pathologie

Les affections respiratoires et la mucoviscidose sont des pathologies graves engageant le pronostic vital, et se caractérisent par une évolution vers un handicap et une dégradation marquée de la qualité de vie.

4.2.2 Épidémiologie de la pathologie

Les pathologies concernées par la mise à disposition du système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M à domicile sont :

- l'asthme persistant sévère de l'enfant. Le budésonide (traitement de première intention) est administré par voie nébulisée chez l'enfant de moins de 5 ans ayant un asthme mal contrôlé par les bronchodilatateurs et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou chez l'enfant au-dessus de 5 ans, uniquement si son état nécessite des doses importantes de corticoïdes inhalés pour un asthme sévère et s'il n'est pas capable d'utiliser les autres modes d'administration par voie inhalée ;
- l'asthme aigu grave et les poussées aiguës de BPCO : le plus souvent, dans les situations d'urgence, le médecin qui doit disposer d'un nébuliseur, fournit la spécialité acquise dans le cadre de sa trousse d'urgence. Une très faible proportion de ces patients devrait donc être concernée par la prescription d'un système de nébulisation, pour laquelle la situation d'urgence doit être anticipée. Il s'agit notamment des patients ayant des antécédents de crises sévères suraiguës d'asthme, pour lesquels le médecin aura prescrit de façon préventive médicament et nébuliseur ;
- la mucoviscidose, pour laquelle la nébulisation occupe une place importante pour l'administration de médicaments. Les médicaments actuellement nébulisés sont des antibiotiques et des muco-modificateurs pour lesquels l'aérosolthérapie est actuellement la seule technique d'administration pour la voie inhalée.

Pour ces pathologies, les données épidémiologiques disponibles sont les suivantes :

- selon les données de l'institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES), 6,25 millions de personnes en France métropolitaine déclarent avoir souffert d'asthme

à un moment quelconque de leur vie et, parmi elles, 4,15 millions continuent à en souffrir, soit 6,7% de la population¹⁸. Selon les indications retenues par l'AMM, les systèmes de nébulisation ne devraient concerner qu'une faible proportion de ces patients.

- La BPCO est la première cause d'insuffisance respiratoire chronique grave en France. Entre 5% et 10% de la population de plus de 45 ans serait atteinte de BPCO¹⁹, soit 1,6 à 3,1 millions d'adultes de plus de 45 ans²⁰. Les formes sévères (stades III et IV de la BPCO) représenteraient 10 à 15% des BPCO, soit 155 000 à 470 000 patients. Selon les indications retenues par l'AMM, les systèmes de nébulisation ne devraient concerner qu'une faible proportion de ces patients.
- La prévalence de la mucoviscidose en France est estimée à 7 180 patients recensés en 2018, dont 57% d'adultes, selon le registre français de la mucoviscidose²¹.

4.2.3 Impact

Le système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M répond à un besoin déjà couvert.

Conclusion sur l'intérêt de santé publique

Compte tenu de la gravité des affections respiratoires et de la mucoviscidose dans la population française, et de l'amélioration clinique apportée par le système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M, le dispositif a un intérêt de santé publique. Cet intérêt est sous-tendu à l'efficacité du produit à administrer et aux caractéristiques granulométriques obtenues avec le système de nébulisation.

4.3 Conclusion sur le Service rendu (SR)

La Commission Nationale d'Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé estime que le Service rendu (SR) est suffisant pour le renouvellement d'inscription et la modification des conditions d'inscription du système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M sur la liste des Produits et Prestations et prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale.

La Commission recommande une inscription sous nom de marque et retient les indications suivantes :

Aérosolthérapie par nébulisation dans le traitement des affections respiratoires et de la mucoviscidose :

- pour l'administration de médicaments ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché pour cette voie d'administration et, le cas échéant, selon les conditions de prescription du médicament définies par l'autorisation de mise sur le marché,
- ou pour l'administration de dispositifs médicaux destinés à la nébulisation inscrits sur la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L 165-1 du code de la Sécurité sociale et, le cas échéant, selon les conditions de prescription définies pour le dispositif médical.

¹⁸ Raherison C, Bourdin A, Bonniaud P *et al.* Mise jour des recommandations (2015) pour la prise en charge et le suivi des patients asthmatiques adultes et adolescents (de 12 ans et plus) sous l'égide de la Société de pneumologie de langue française (SPLF). *Rev Mal Respir* 2016 ; 33 : 279-325 [\[lien\]](#)

¹⁹ Fuhrman C, Delmas MC; pour le groupe épidémiologie et recherche clinique de la SPLF. Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease in France. *Rev Mal Respir.* 2010;27:160-8 [\[lien\]](#)

²⁰ Calcul effectué sur la base de 31,3 millions d'habitants de plus de 45 ans en France (INSEE, chiffres au 1er janvier 2021, France métropolitaine et DOM-TOM).

²¹ Bilan des données 2081 du Registre français de la mucoviscidose [\[lien\]](#)

La Commission souligne que la méthode d'essai pour le débit d'aérosol produit, le calibrage des particules et les informations mises à la disposition des utilisateurs décrits par la norme NF EN ISO 27427 permet d'envisager la création d'une description générique pour ces dispositifs dans les indications sus visées, comme précisé dans son avis du 10 janvier 2007^{Erreur ! Signet non défini.} relatif aux systèmes de nébulisation pour aérosolthérapie. Elle considère en effet que, sous la réserve du respect des exigences sus citées, des données cliniques spécifiques à chaque système de nébulisation ne sont pas nécessaires.

La Commission souligne également la nécessaire adéquation entre l'indication de la notice CE des systèmes de nébulisation et celle associée à une éventuelle description générique.

5. Éléments conditionnant le Service rendu (SR)

5.1 Spécifications techniques minimales

Les documents d'information doivent être mis en conformité avec les exigences définies dans l'avis du 10 janvier 2007.

5.2 Modalités d'utilisation et de prescription

Telles que définies dans l'avis du 10 janvier 2007.

6. Amélioration du Service rendu (ASR)

6.1 Comparateurs retenus

Comparateur : autres systèmes de nébulisation inscrits sur la LPPR.

6.2 Niveau d'ASR

Au vu des données disponibles, la Commission se prononce sur une absence d'amélioration du service rendu.

La Commission s'est prononcée pour une absence d'Amélioration du Service rendu (SR) (ASR V) du système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M par rapport aux systèmes de nébulisation inscrits sur la LPPR.

7. Études complémentaires devant être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription

Aucune étude post-inscription spécifique n'est attendue pour le renouvellement d'inscription. Toutefois, la demande de renouvellement devra apporter les données disponibles actualisées conformément aux recommandations du guide pratique pour l'inscription au remboursement des produits et prestations.

8. Durée d'inscription proposée

5 ans

9. Population cible

Les données épidémiologiques permettent d'estimer la population cible :

Mucoviscidose : Le nombre de patients atteints de mucoviscidose ayant bénéficié en 2018 d'un traitement par aérosolthérapie s'élève à 5 637²¹. La population cible des systèmes nébulisation serait de l'ordre de 5 600 patients en France.

Exacerbations de BPCO : La proportion de patients ayant des exacerbations de BPCO et traités à domicile par nébulisation n'est pas connue. Selon les données d'hospitalisation en court séjour du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) publiées en 2019 et qui concernaient l'année 2015, le nombre de séjours pour exacerbations de BPCO chez des adultes âgés de 25 ans ou plus et résidant en France (hors Mayotte) se situait entre 100 000 et 150 000. Cela correspond à une augmentation de 33 % depuis 2012²².

Traitement continu anti-inflammatoire de l'asthme persistant sévère de l'enfant : En 2019, la prévalence de l'asthme sévère persistant, estimée via l'ALD²³, était de 213 684 après extrapolation à tous régimes (162 400 assurés au régime général, représentant 76% des régimes). Cela correspond à une diminution de la prévalence de 6,9% entre 2017 et 2019.

La prévalence de l'asthme sévère persistant chez l'enfant peut être approchée. Les données de l'Assurance Maladie montrent qu'en 2019, 25 318 enfants étaient traités pour asthme persistant sévère avec exonération du ticket modérateur au titre de l'ALD (Code CIM-10 sélectionné pour l'asthme : J45).

Compte tenu des données disponibles dans les indications relatives au traitement des patients atteints de mucoviscidose ou ayant des exacerbations de BPCO et des enfants atteints d'asthme sévère persistant, la population cible du système de nébulisation ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M est comprise entre 130 900 et 180 900 patients en France. Ces chiffres sont en augmentation depuis 2 ans.

²² Santé Publique France. Surveillance épidémiologique de la broncho-pneumopathie chronique obstructive et de l'insuffisance respiratoire chronique en France [\[lien\]](#)

²³ AMELI. Données statistiques ALD 2017 [\[lien\]](#)

ATOMISOR AERODJINN / ATOMISOR NL9M, 8 juin 2021
Toutes nos publications sont téléchargeables sur www.has-sante.fr